gefeilt. Auf jeiner Oberſeite ift dieſer Schieber R, mit einem 
rechteckigen Ausſchnitte verſehen und in letzterem iſt ein etwa unter 
35 Grad gegen die Ebene des Maßſtabes geneigter Nonius nn, 
ſo angebracht, daß, wenn die zugeſchärften Innenränder der 
Zeiger Z, und Z, ſich berühren, ſein Nullpunkt mit demjenigen 
der Maßſtabtheilung zuſammenfällt. Da 9 Theile des Maß— 
ſtabes gleich 10 Theilen des Nonius ſind, und erſterer bis auf 
halbe Millimeter getheilt iſt, ſo iſt die Angabe des Nonius 3 
oder 20 ftel Millimeter. Ferner iſt dieſer Schieber R, nach oben 
in einen prismatiſchen Fortſatz P. verlängert, in welchem die 
Spitze einer Mikrometerſchraube 82, deren glatter Hals zugleich 
durch ein eben ſolches Prisma P. des Schiebers R. geht, ſteckt. 
Um die beiden Schieber R; und R. ſcharf aus einanderzuhalten 
und einen etwaigen todten Gang der Mikrometerſchraube auf— 
zuheben, iſt die letztere in dem Raume P. und P, mit einer 
Spiralfeder F umgeben. An der Rückſeite des Schiebers R. 
befindet ſich ferner eine Schraube S,, welche eine Bremsplatte b 
(Fig. 35.) gegen den Maßſtab zu drücken vermag. Iſt dieſe 
Schraube geöffnet, jo laſſen ſich beide Schieber R, und R. zu⸗ 
ſammen leicht mit der Hand bewegen und auf einen beliebigen 
Punkt einſtellen. Um dieſe Einſtellung auf's Schärfſte auszu⸗ 
führen, ſchließt man die Bremsſchraube 8; und dreht die Mikro⸗ 
meterſchraube S,, wodurch dann auch dem Schieber R, eine feine 
Bewegung ertheilt wird. 
Das hintere Ende des Maßſtabes ſteckt in einem Schieber 
R,, welcher ſich leicht mit der Hand bewegen läßt. Derſelbe iſt 
zum Feſtſtellen an ſeiner Unterſeite mit Spitzen (ti, t. Fig. 34.) 
verſehen, welche in das Holz eingedrückt werden können. Um 
ſein Herabgleiten vom Maßſtabe M zu verhüten, iſt dieſer letztere 
mit einer Platte T, von gleichem Querſchnitte wie der Maßſtab, 
nur denſelben überall um 1 Millimeter überragend, geſchloſſen. 
Das vordere Ende des Maßſtabes M befindet ſich in einem 
Metallprisma R., das auf der Unterſeite gleichfalls mit Spitzen 
verſehen iſt, um in das Holz eingedrückt werden zu können. 
Ueberdies ſteckt in dem Ende des Maßſtabes eine Mikrometer⸗ 
ſchraube S,, welche auch das Prisma R, bei D (Fig. 37.) durch⸗ 
bohrt. Wegen ihres bei D erweiterten glatten Halſes vermag 
fie ſich im Prisma jedoch nur zu drehen, ohne ihren Ort verän- 
dern zu können. Durch die Bewegung dieſer Schraube erleidet 
daher nur der Maßſtab M eine kleine Verſchiebung, jo daß der 
zugeſchärfte Innenrand des erſten Zeigers genau auf einen be— 
ſtimmten Punkt eingeſtellt werden kann. Um den Maßſtab M 
