E 
und das Prisma R ſcharf auseinander halten und dadurch den 
todten Gang der Mikrometerſchraube S, aufheben zu können, i' 
auch dieſe letztere mit einer Spiralfeder F, umwunden. 
Um die Theilung zu ſchonen und die Reibung zu vermin⸗ 
dern, find die Schieber R., R., R; über der Theilung mit einem 
Ausſchnitte r,, r, verſehen (Fig. 35. und 34.). 
Sollen nun mit dieſem Inſtrumente auf einer Stammſcheibe 
Durchmeſſer oder Jahrringbreiten gemeſſen werden, ſo glättet 
man die Scheibe, zieht auf derſelben in der Richtung der zu 
meſſenden Durchmeſſer feine Bleilinien und ſetzt das Inſtrument 
unmittelbar auf die Scheibe, wenn deren Größe dies erlaubt, jo 
daß die dem Maßftabe parallelen Vorderränder der Zeiger an 
die Bleilinien ſtoßen und der erſte Zeiger nahezu mit dem 
Anfangspunkte der Meſſung zuſammenfällt. Sodann bringt man 
unter Gebrauch einer Handlupe durch die Mikrometerſchraube S. 
den Innenrand des Zeigers Z. genau an den Anfangspunkt der 
Meſſung, öffnet hierauf die Bremsſchraube Sz und führt, zuerſt 
durch Verſchiebung mit der Hand nahezu, dann durch die Mikro⸗ 
meterſchraube 8. genau, den zweiten Zeiger Z. auf die Grenzen 
der Jahresringe, deren Abſtand vom Anfangspunkte man kennen 
lernen will, und lieſt die Größe dieſes Abſtandes am Maßſtab 
und Nonius bis auf ½0 Millimeter ab. 
Befindet ſich der Anfangs⸗ oder Endpunkt der Meſſung am 
Rande der Scheibe, jo muß man die Prismen R. oder R; auf 
ein neben die Scheibe gelegtes Holzſtück von gleicher Höhe wie 
die letztere jegen und eindrücken. Iſt jedoch der Durchmeſſer der 
zu unterſuchenden Scheibe kleiner als die getheilte Länge des 
Maßſtabes M, ſo ſtellt man die Scheibe in den kreisförmigen 
Ausſchnitt eines Brettes, bringt beide Oberflächen, die des Brettes 
und der Scheibe, durch Unterſchieben von Holzkeilchen in eine 
Ebene, ſetzt die Schieber R. und R, auf das Brett und verfährt 
nun wie vorher. Noch zweckmäßiger iſt es das Brett mit drei 
Stellſchrauben verſehen zu laſſen, um deſſen Oberfläche mit dem 
der Scheibe in eine Ebene bringen zu können. 
Ueberdies, beſonders bei kleineren Objecten, iſt es nicht nöthig | 
den erſten Zeiger mit dem Anfangspunkte der Meſſung zuſammen⸗ 
fallen zu laſſen. Man kann denſelben vielmehr beliebig ein Stück 
vor den Anfangspunkt der Meſſung bringen, muß aber dann den 
zweiten Zeiger Z, auf dieſen Punkt einſtellen und die Theilung 
ableſen. Durch Subtraction dieſer erſten Einſtellung von allen 
übrigen müſſen natürlich dieſelben Reſultate erhalten werden wie 
bei dem erſten Verfahren.“) | 
*) Das hier beſchriebene Inſtrument, der forftlichen Verſuchsſtation zu | 
