380 III. Pflanzenphysiologie. 
Te 
L 
| 
J 
A: 
ze, \ 
SR 
N: 
G SISIH 
SER 
& ıS 
AS = 
SS S 
SI=/U IS 
EL —I = = 
- III 
Er u m 
SS 8 
57 II | & I- 
: SN 8 
a ATTR | 
- ISIN 
Im 
Fig. 1096. Ein Auxanometer nach dem Principe des selbstschreibenden Registrirapparates. Eine Metall- 
trommel, die um eine verticale Axe drehbar ist, wird durch das Uhrwerk «, dessen Gang durch das Re- 
versionspendel r regulirt wird, in Umdrehung versetzt. Die Bewegung wird durch Zahnradübersetzungen 
auf ein mit der Scheibe d parallel gestelltes und mit dieser festverbundenes Zahnrad übertragen, wodurch 
die Trommel in Umdrehung gebracht wird; letztere ist 1-, 2- oder 2istündig, je nach der durch die Ein- 
stellung bei # regulirten Zahnradverbindungen. Die Scheibe d trägt am Kande die Stundeneintheilung. 
An dem Stabe A ist die verstellbare concentrische Doppelrolle Ar angebracht, welche um ein centrisches 
Stahlzapfenlager äußerst leicht drehbar ist. Ueber die kleine Rolle r läuft ein Coconfaden a, dessen 
unteres Ende angebunden ist an der Spitze des Pflanzentheiles, dessen Wachsthum gemessen werden soll. 
Ueber die große Rolle R geht der Seidenfaden db, dessen unteres Ende einen kleinen er = x trägt, 
welcher wegen seines Uebergewichtes zu sinken vermag durch die Drehung der Rolle, sobald diese durch 
das Wachsen der Pflanze ermöglicht wird. Der Zeiger = wird durch zwei vertical hängende Fäden in 
seiner Lage so erhalten, dass er auf dem berußten Papier PP, welches auf der rotirenden Trommel auf- 
gespannt ist, die Linien aufschreibt, deren Distanz das Maß für das Wachsen in den gewählten Zeitinter- 
vallen abgiebt. Der Apparat ist durch die Stellschrauben s?s? in verticale Stellung, durch das Loth I! 
controlirbar, einzustellen. Er befindet sich auf einem zitterfreien Tische /?, der durch Console c c allein 
mit der Außenwand ı des Gebäudes verbunden ist. In den am Tischrande angebrachten, frei in der Lutt 
stehenden Schienen vv ist die Platte s verstellbar, auf welche die Pflanze zu stehen kommt. 
