Der heutige Stand der drahtlosen Telegraphie und Telephonie. 143 



ein kräftiger, dafür aber stark gedämpfter Wellenzug, zu dem etwa ein 

 Kanonenschuß, der weithin hörbar ist, in Analogie steht. Die ganz lose 

 Kopplung im Sender kam wegen der resultierenden unvermeidlichen Re- 

 duktion der Reichweite nur selten zur Anwendung. Dagegen erwies sich 

 dieselbe im Empfänger als sehr fruchtbar. Wie zuerst von Mandelstam 

 in Straßburg, dann auf den meiner Leitung unterstellt gewesenen Ost- 

 seeversuchsstationen von Braun-Siemens & Halske festgestellt wurde, stieg 

 mit loser Kopplung die Wirkung; dieses Resultat im Empfänger war nicht 

 an die Bedingung einer ebenfalls losen Kopplung im Sender gebunden. 

 Braun gibt hieran anknüpfend in seinem Nobelpreisvortrag i) folgende 

 Schilderung der damaligen weiteren Ent^^^cklung. 



„Aus diesen Versuchen ergaben sich zwei wichtige Resultate: 1. eine 

 große Störungsfreiheit des Empfängers, 2. ein für die drahtlose Technik 

 wertvolles Meßinstrument. Als nämlich Franke von der mit uns arbeiten- 

 den Firma Siemens & Halske die Versuche sah, schlug er vor, darauf 

 einen technisch brauchbaren Apparat zu gründen. Bisher war der Reso- 

 nanzkreis aus vorhandenen Stücken zusammengestellt worden, je nach den 

 vorliegenden Bedürfnissen und dem, was Passendes zur Hand war. Durch 

 Kombination eines E'öpse/schen geeichten variablen Drehkondensators mit 

 einer Anzahl berechneter Selbstinduktionen wurde ein Apparat konstruiert, 

 welcher bequem und stetig ein großes Gebiet von Wellenlängen umfaßte. 

 Der Stromeffekt wurde mit einem i?ie/?schen Luftthermometer-) gemessen, 

 welches ich schon seit langem für die Intensitätsmessung schneller Schwin- 

 gungen benutzt hatte. Dönitz fiel die technische Ausarbeitung zu. So ent- 

 stand der von ihm beschriebene und meistens nach ihm benannte Wellen- 

 messer 3), ein Apparat, welcher unter Benutzung der von Bjerknes schon 

 im Jahre 1891 entwickelten Theorie gestattete, gleichzeitig die Dämpfung 

 von elektrischen Schwingungen zu messen, eine Größe, deren numerische 

 Ermittlung immer notwendiger wurde." 



Die Fig. 77 zeigt dieses wichtige Meßinstrument*), das man also 

 durch das zu untersuchende schwingende System erregt, z. B. induktiv 

 durch eine im Luftdraht angebrachte Meßschleife, und auf Resonanz ein- 

 stellt. Die Kurven Fig. 78 geben eine solche Aufnahme wieder, bei der die 

 beobachteten Stromeffekte als Ordinaten, die dazu gehörigen Frequenzen 

 als Abszissen aufgetragen sind. Die • • — Kurve ist der einzigen Welle 

 bei loser Kopplung zugehörig; die stark ausgezogene Kurve zeigt die beiden 

 Kopplungswellen bei normaler Kopplung. (Die noch vorhandene gestrichelte 



') Vgl. Jahrbuch der drahtlosen Telegraphie uud Telephonie. 4. 1. 1910. 



-) Ist in neueren Apparaten durch empfindlichere Strommesser ersetzt. 



*) Die sonst noch benutzten einfachen Wellemnesser mit offener Strombahn wer- 

 den wegen ihrer nicht genügend genauen Angaben heute nur noch selten benutzt. 



■*) Über Wellenmesser in den verschiedeneu verbesserten Modellen beabsichtigte 

 ich mich ebenfalls erst in einem späteren besonderen Aufsatze zu äußern. Ich werde 

 dann auch auf andere Methoden, z. B. die Nullmethode von Mandelstam und Papalexi 

 zur Bestimmung der Konstanten elektrischer Schwiugungskreise, zuriickkommen. 



