248 



M. Rikli. 



Chromographen in Gang und im Moment, wo das Normalpapier den 

 Normalton (1) erreicht, wird der Chromograph wiederum abgestellt. So kann 

 man am Chromograph die Zeit bis auf 0"2" genau ablesen. Ist die Frist 

 zur Erreichung des Normaltons zu kurz, um genau gemessen zu werden, 

 so fährt man fort, bis der Zehnerton (10) erreicht ist; der zehnte Teil der 

 gebrauchten Zeit entspricht alsdann der zur Erreichung des Normaltons 

 notwendigen Zeit. 



Der große Nachteil dieser Methode besteht vor allem in der rasch 

 eintretenden Unbrauchbarkeit des Normalpapiers, das schon nach 1(3 bis 

 20 Stunden schnell an Empfindlichkeit abnimmt ; daher muß dasselbe täglich 

 neu hergestellt werden. 



2. Wynnes Infallible Exposuremeter (Fig. 128) wurde nach dem 

 Vorgang von Stehler und Volkart auch von E. Bühel mit Erfolg als Lichtmesser 

 angewendet. Es ist ein für photographische Zwecke hergestellter Apparat 

 in Form einer Taschenuhr, deren hintere Schale drehbar ist. Durch eine 



daran befestigte Feder drückt sie einen kreisrunden 

 ^'^- ^-^- Wollappen und eine Scheibe lichtempfindlichen Papiers 



gegen eine unter dem Glas der Vorderseite liegende 

 Metallplatte. Die Metallplatte besitzt einen kleinen 

 Ausschnitt, an welchem das lichtempfindliche Papier 

 exponiert wird. Zu beiden Seiten des Schlitzes sind 

 die konstanten Farbentöne angebracht. Durch Drehen 

 der hinteren Scheibe wird das Papier mitgedreht, so 

 daß immer neue Teile vor den Schlitz gelangen. Die 

 Art der Beobachtung erfolgt sonst nach derselben 

 Weise wie bei Wiesners Handinsolator. 



Da ein Papierscheibchen ca. 30 Belichtungen 

 "''"""i'"emeter' "'''" erlaubt uud ein käufliches Päckchen 10 Papierscheib- 

 chen enthält, so können mit demselben 300 Licht- 

 messungen vorgenommen werden. Das Papier ist sehr haltbar und die 

 Papierstreifen jedes Paketchens sind unter sich gleich lichtempfind- 

 lich. Leider erweist sich aber die Lichtempfindlichkeit der einzelnen 

 Pakete als ziemlich verschieden. Der grose Vorteil besteht somit darin, 

 daß man ein dauerhaftes Papier hat, das man nicht selbst herstellen muß; 

 allerdings wird es notwendig sein, jedes Paketchen vor und nach dem 

 Gebrauch mit Normalpapier zu kontrollieren, um so vergleichbare Kesultate 

 zu erzielen. 



3. Das Steenstrupsche Aktinometeröo) (Fig. 129) besteht aus 

 einem 20 cm langen und 2 cm breiten Blechstreifen mit aufgebogenen, 5 mm 

 hohen Rändern. In die Rinne kommt zuerst ein Streifen lichtempfindlichen 

 Papiers, darüber abgestufte Lagen von Pauspapier (Fig. 129c), so daß die Zahl 

 der Papierschichten von einem Ende nach dem anderen in gesetzmäßiger 

 Weise zunimmt. Auf der obersten Lage sind kleine, viereckige oder runde, 

 schwarze Papierstreifen aufgeklebt. Zum Zwecke der Erreichung einer mög- 

 lichst ebenen Fläche wird das Ganze mit einer an beiden Enden durch Federn 



