Streckung und innere AusgestaltuDg. 



349 



mikrometers. Handelt es sich um vertikalwachsende Gebilde, wie 

 Wurzeln und Sprosse, so mufi der Tubus des Mikroskops horizontal 

 gelegt werden; fur solche Zwecke hat man im PrEFFERschen Hori- 

 zontalmikroskop ein aufierst brauchbares Instrument. Neben einer 

 optischen kann man auch eine mechanische Vergrofierung der Zu- 

 wachse durch Hebelmechanismen vornehmen, um sich die Beobachtung 

 zu erleichtern. Ein sehr einfaches derartiges ,. Auxanometer' haben 

 wir in dem SAcnsschen Zeiger am Bogen (Fig. 83). Eine leicht drehbare 



Fig. 84. Auxanometer nach 



Fig. 83. Zeiger am Bogen. Aus 

 DETMER, Kleines pflanzenphys. Prakti- 

 knm, Jena 1903. 



Achse tragt eine kleine Eolle r 

 und einen langen Zeiger 0, der an 

 einer Skala spielt. Wird von der 

 Spitze der Pflanze ein feiner 

 Seidenfaden iiber die Eolle ge- 



flihrt imd durch ein kleines Gewicht PFEFFEB! Konstraiert von Mechaniker 

 gespannt, so wird jede Verlange- E. ALBBECHT, Tubingen, 

 rung der Pflanze eine Drehung der 



Eolle bewirken, und diese wird durch die Bewegung der Zeigerspitze 

 vergrofiert. Dieses Instrument dient in erster Linie zur Demonstration 

 in der Yorlesung. Die feineren Auxanometer, die zu wissen- 

 schaftlichen Untersuchungen Verwendung finden, beruhen auf ahn- 

 lichen Prinzipien, schreiben aber zugleich die Zuwachse der Pflanze 

 selbsttatig auf. In Fig. 84 haben wir wieder eine Eolle, die dem 

 gleichen Zwecke dient wie im ,,Zeiger am Bogen" ; sie ist aber dies- 

 mal mit einer groJSeren Eolle verbunden. die ihre Bewegungen 

 vergrofiert wiedergibt. Der iiber die grofie Eolle laufende Faden 

 tragt dann eine Schreibfeder, welche auf ein em berufiten rotierenden 

 Zylinder das Wachstum der Pflanze registriert. Derartige selbst- 

 registrierende Auxanometer sind von WIESNEB (1876), BAEANETZKI (1879) 

 und PFEFFER (1887) konstruiert worden. 



