8 Erster Teil. 



daher die Blende zur vollen Weite, so ertränkt man das Strukturbild 

 im Licht und sieht die Bakterien usw. sich scharf von ihrer Um- 

 gebung abheben. 



Nur bei Anwendung sehr schwacher Systeme ist der >--Abbe« 

 nicht zu gebrauchen, denn dann wird wieder die ganze Außenwelt, die 

 sich im Beleuchtungsspiegel abbildet, in das mikroskopische Präparat 

 projiziert. 



§ 8- 

 Zahlreich sind die Bedürfnisse des Mikroskopikers an Instrumenten, 

 die ihm zur Herrichtung und zur Ausnutzung des hergerichteten Ma- 

 terials dienen sollen. Mancherlei Apparate sind zur Befriedigung 

 dieser Bedürfnisse erfunden worden, die gelegentlich in den einzelnen 

 Kapiteln zur Besprechung kommen werden. Hier sei nur kurz eines 

 Nebenapparates gedacht, der für manche Zwecke unentbehrlich ist: 

 des Polarisationsapparates. Ein solcher besteht aus zwei Teilen: 

 dem Polarisator und dem Analysator. Ersterer wird in geeigneter 

 Weise in den Blendenträger des »Abbe« gehängt. Dann stellt man auf 

 das zu untersuchende Objekt das System scharf ein und bringt vor- 

 sichtig, um die Einstellung nicht zu verändern, auf das Okular den 

 Analysator. Darauf kreuzt man in geeigneter Weise die Nicols. In 

 früheren Zeiten, namentlich in den Jugendtagen der Histologie, wurde 

 das Polarisationsmikroskop sehr fleißig, wenn auch meist ohne rechten 

 Nutzen für das Gesamtgebiet der Wissenschaft, angewendet. Zurzeit 

 wird bei histologischen Untersuchungen tierischer Gebilde der Polari- 

 sationsapparat recht wenig benutzt. Vielleicht ist diese \^ernach- 

 lässigung ein Schaden für das wissenschaftliche Erkennen; möglicher- 

 weise gibt bei unserer gegen früher sehr viel ausgebildeteren mikro- 

 skopischen Technik das Polarisationsmikroskop noch über andere 

 Gebilde, wie die quergestreiften Muskeln, wertvolle Aufschlüsse. Aufs 

 wärmste sei daher ein Schriftchen von Ambronn empfohlen: »An- 

 leitung zur Benutzung des Polarisationsmikroskopes bei histologischen 

 Untersuchungen«. Auch ohne eingehende mathematisch-physikalische 

 Kenntnisse wird man aus dem Büchlein den Gebrauch dieses Hilfs- 

 instrumentes des Mikroskopikers leicht erlernen. 



§ 9- 

 Bei durchfallendem Lichte, auf dem relativ schmalen Tische des 

 Mikroskopes sollen wir die Untersuchungen anstellen. Da leuchtet 

 es denn ohne weiteres ein, daß wir die Organe der Metazoen nicht 

 einfach so, wie das Leben sie uns liefert, mikroskopieren können. 

 Volumen, Undurchsichtiekeit des Materials usw. nötigen uns, nach 



