Zweites Kapitel. Lebendes und überlebendes Material. 



1 1 



Fig. 4. Einfache feuchte Kammer. 



Verbessert ist dieser Apparat von F. E. Schulze. Dieser Forscher 

 hat in einen dicken quadratischen Objektträger eine ringförmige Ver- 

 tiefung einschleifen lassen, welche mit Algen und Wasser ausgefüllt 

 wird. Auf den Objektträger kommt ein gläserner Aufsatz, der natür- 

 lich durchbohrt ist und so groß sein muß, daß er über den Algen- 

 ring hinausragt. Dieser Aufsatz wird oben mit einem Deckglase 

 eingedeckt, auf das man den hängenden Tropfen gebracht hat. 



Es gibt noch zahl- 

 reiche Abänderun- 

 gen des hier erwähn- 

 ten Prinzipes der 

 feuchten Kammer, 

 die nicht näher be- 

 schrieben werden 

 sollen. Nur die 



Z i egl e r sehe 

 Durchströmungs- 

 kammer sei genannt, weil diese sich zum Aufbewahren von Fisch- 

 larven, durchsichtigen Würmern usw. eignet. 



Eine andere Verwendungsweise der feuchten Kammer sei hier 

 kurz hervorgehoben. Hat man mikroskopische Präparate von maze- 

 riertem Material gemacht oder will man frische Präparate längere 

 Zeit 1 — 2 Tage) aufheben, so verfährt man folgendermaßen: Man 

 legt die Objektträger auf eine matte Glasplatte, legt um die Objekt- 

 träger herum einige Bäusche in Wasser getauchten Filtrierpapiers und 

 deckt mit einer Glasglocke zu, in deren Wölbung ebenfalls etwas an- 

 gefeuchtetes Filtrierpapier gebracht ist. Um eine Verdunstung ganz 

 unmöglich zu machen, tut man gut, den Rand der Glasglocke mit 

 Talg oder V^aseline zu bestreichen und ihn dann fest auf die Glas- 

 platte aufzudrücken. 



3. HorizoRtalmikroskop von F. E. Schulze. Um nicht bloß 

 tage- sondern auch wochenlang Protozoen, Larven von Seetieren usw. 

 in ihrem natürlichen Verhalten mikroskopisch beobachten zu können, 

 hat F. E. Schulze das Horizontalmikroskop konstruiert. Es be- 

 steht aus einem horizontal gestellten Mikroskop-Tubus, der durch 

 Zahn- und Triebvorrichtung sich in den 3 Dimensionen des Raumes 

 verschieben läßt. Dieses Horizontalmikroskop bringt man an ein in 

 einem Stativ entsprechend aufgestelltes Aquarium. Letzteres stellt 

 man sich so her, daß man auf drei i cm dicke und 10 cm lange 

 planparallele^ aneinander stoßende Glasstreifen Deckgläser von 10 cm 

 Höhe und ebensolcher Länee aufkittet. So bekommt man ein 



