1 2 Erster Teil. 



lo qcm großes Aquarium^ dessen eine offene Wand nach oben ge- 

 richtet wird. Um das nötig-e Licht zu haben, stellt man zwischen 

 Aquarium und Fenster einen Hohlspiegel auf, der das Aquarium 

 durchleuchtet. Eventuell kann man auch Diaphragmen einschieben, 

 um zu intensives Licht abzublenden. Es ist klar, daß mit einem so 

 vollkommenen Instrumente die Welt des Kleinen gut zu beobachten 

 sein wird. 



4. Objekttischaquarium von Cori. Das eben beschriebene Hori- 

 zontalmikroskop hat Cori abgeändert, um die pekuniären Kosten zu 

 verringern, welche mit dem Schulzeschen Instrument verknüpft sind. 

 Cori bringt auf einen ziemlich großen Objektträger durch Auf kitten 

 drei Glasstreifen an, welche etwa 5 mm dick sind und ein nach einer 

 Langseite des Objektträgers offenes Rechteck bilden. Auf diesen 

 Rahmen wird ein entsprechendes Deckglas aufgekittet und das so 

 entstandene Aquarium mit dem Untersuchungsmaterial beschickt. Um 

 das Ausfließen des Wassers zu verhüten, muß natürlich das Mikro- 

 skop horizontal umgelegt werden. 



Später veränderte Cori das Instrument insofern, als er, wie beim 

 Schulzeschen Horizontalmikroskop, das Aquarium auf beiden breiten 

 Seiten aus Deckgläsern anfertigte und nur die Maße gegenüber dem 

 Schulz eschen Instrument erheblich reduzierte. Zur Aufnahme des 

 Deckglasaquarium dient ein metallener Träger, der auf dem Objekt- 

 tisch angebracht wird. 



5. Mikroaquarium von Schaudinn. Um einzelne Individuen nie- 

 derster Organismen längere Zeit isoliert beobachten zu können, hat 

 Schaudinn das Mikroaquarium konstruiert. Man schleift in einen 

 gewöhnlichen Objektträger einen viereckigen Einschnitt bis etwa zur 

 Mitte. Dann kittet man mit kochendem Kanadabalsam, der schnell 

 hart wird, auf beiden Seiten des Einschnittes je ein Deckgläschen auf 

 und bringt noch seitlich auf dem Objektträger oben wie unten schmale 

 Schutzleisten an. Das so entstandene Mikroaquarium, das bei einer 

 Objektträgerdicke von höchstens 3 mm einen fast kapillären Raum 

 bildet, beschickt man mit den zu untersuchenden Tieren und gibt 

 einige Algen zu. Ein Umlegen des Mikroskops ist nicht nötig, da 

 aus dem Aquarium infolge der Kapillarattraktion kein Wasser aus- 

 fließt. Will man das Wasser in diesem kleinen Behälter wechseln, 

 so leitet man mittels eines feinen Wollfadens aus einem höherstehen- 

 den Gefäß Wasser hinein und zieht das überschüssige durch einen 

 anderen Wollfaden ab. 



