Erstes Kapitel. Einleitung. Das Mikroskop. 



Fig. 2. Abbescher Beleuchtungsapparat. 



Öffnung des Mikroskoptisches paßt, an ihrer Oberfläche plan ge- 

 schliffen ist {S). Der zweite Teil ist der Träger des Kondensors, 

 welcher in geeigneter Weise am Fuße des Mikroskopes befestigt wird. 

 Dieser Träger enthält den Blenden- 

 träger [B), welcher mit der Iris- 

 blende ausgestattet ist. Letzterer 

 kann durch Zahn und Trieb in 

 der Horizontale verschoben wer- 

 den {g-'j, um dadurch schiefe Be- 

 leuchtung hervorzubringen , und 

 kann in der vertikalen Achse nach 

 außen geklappt werden (Fig. 3). 

 Im Blendenträger wird eventuell 

 der Polarisationsapparat ange- 

 bracht. Der Spiegel {Sp) ist ein 

 Plan- und Hohlspiegel. Es besteht 

 die Vorschrift, bei Anwendung des 

 »Abbe« und beim gleichzeitigen 

 Gebrauch der Immersionssysteme 

 den Planspiegel zu verwenden. Ich 

 kann die Richtigkeit dieser Vor- 

 schrift nicht einsehen; die vorhin gerügten Fehler des Planspiegels 

 treten beim Gebrauch des »Abbe« in erhöhtem Maße auf 



Bei Gebrauch des Abbe- 

 schen Kondensors muß man 

 zu histologischen Untersuchun- 

 gen stets die Blende nehmen 

 und muß sie enger einstellen, 

 als dies ohne Beleuchtungs- 

 apparat nötig wäre. Denn die 

 Lichtmassen, welche dank dem 

 Kondensor das Präparat über- 

 fluten, sind so gewaltig, daß 

 das Strukturbild des Objektes, 

 das nur durch Beugung der 

 Strahlen zustande kommt, fast 

 ausgelöscht wird. Darauf be- 

 ruht die Technik in der Bak- 

 teriologie. Hier kommt es nicht 



darauf an, feinste Strukturverhältnisse aufzufinden, sondern darauf, die 

 gefärbten Mikroorganismen im Präparate zu erkennen. Öffnet man 



Fig. 



Derselbe im Durchschnitt. 



