5 Erster Teil. 



zelle z. B., durch eine differente Färbung hervorzuheben. Und diese 

 Differenz besteht oft genug nur in feinen Nüancierungen desselben 

 Farbentones. Bei künstlichem Lichte würde man dieses Effektes der 

 Mikroskopiertechnik verlustig gehen. (Dies Farbenschlucken ist der 

 einzige Nachteil, der den Projektionen mit elektrischem Lichte an- 

 haftet.) Und wenn wirklich das Tageslicht einmal zu gering ist, um 

 für die stärksten Systeme auszureichen, nun dann arbeite man mit 

 schwächeren Linsen. Solche Eile, daß jede Stunde ausgenutzt werden 

 müßte, haben die mikroskopischen Arbeiten nicht, denn: die Wissen- 

 schaft hat Zeit. 



§ 7- 



Der am Mikroskop angebrachte Spiegel ist auf der einen Seite 

 plan, auf der anderen konkav. Ich benutze niemals den Planspiegel, 

 immer nur den Konkavspiegel und halte den ersteren, wenigstens für 

 das Gesamtgebiet der tierischen Histologie, für überflüssig. 



Der Planspiegel bildet mit großer Genauigkeit im Gesichtsfelde 

 Fensterkreuze, Bäume, Häuser, kurz alles das ab, was sich von außen 

 her in ihm spiegelt; er stört also direkt das Arbeiten. Derartige 

 Nachteile hat der Hohlspiegel nicht. Dagegen bringt er zu viel 

 Licht und dieses muß man abhalten. Dies geschieht, indem man 

 unterhalb des Mikroskoptisches sogenannte Diaphragmen anbringt, 

 welche nur einen mehr oder weniger kleinen Lichtkegel zum Prä- 

 parate durchlassen. In früheren Zeiten waren diese Diaphragmen in 

 Form sogenannter Zylinderblenden angebracht, die im allgemeinen 

 gut funktionierten, während ihre Handhabung ziemlich umständlich 

 war. Gegenwärtig sind sie veraltet und wohl allenthalben, wenigstens 

 an den wissenschaftlichen Zwecken dienenden Mikroskopen, 

 durch die von Abbe erfundene Irisblende ersetzt. Letztere, wenn 

 sie exakt gearbeitet ist, gestattet ein sehr bequemes und ausgiebiges 

 Erweitern und Einengen des Beleuchtungskegels. 



Der große Gelehrte Abbe (nicht Abbe, wie so viele schreiben), 

 der die Technik des Mikroskopbaues zu großer Höhe gebracht hat 

 und dem die histologische Wissenschaft dauernd Dank wissen wird 

 fdr all die zahlreichen Neuerungen und Verbesserungen, mit welchen 

 er das Mikroskop ausgestattet, hat einen Beleuchtungsapparat kon- 

 struiert, der, weil er auch die schwächste Lichtquelle ausnutzt, das 

 Mikroskopieren ungemein unterstützt. Dieser Ab besehe Beleuch- 

 tungsapparat besteht, wie die Figuren 2 und 3 zeigen, aus zwei 

 Teilen. Der eine, der Kondensor, wird von zwei, neuerdings von 

 drei konvexen Linsen gebildet, von denen die oberste, welche in die 



