132 



Erster Teil. 



nach dem kurzen Wässern — , sorgfältig mit einer Pinzette abzu- 

 ziehen. 



Es ist von mancher Seite empfohlen worden, auf die Platte des 

 Mikrotomzylinders, bevor man gefrieren läßt, ein Stückchen Seiden- 

 papier zu legen. Dies ist unzulässig, denn das Papier hält das Ge- 

 frieren ungebührlich auf, ja macht es zuweilen ganz unmöglich. 



Das aus dem Wasser oder der chromsalzhaltigen Lösung ent- 

 nommene Objekt wird auf die obere Platte des Mikrotoms gestellt. 

 Man sieht dabei, daß das vom Objekt abfließende Wasser auf dem Metall 

 zu einem Tropfen zusammenfließt. Würde man jetzt zum Gefrieren 

 bringen und dann schneiden, so würde das Objekt sehr bald von seiner 

 Unterfläche abreißen, die Arbeit wäre also vergebens gewesen. Um 

 dies zu vermeiden, verfahre ich stets so, daß ich einen mit einem Horn- 

 spatel auf die Platte des Mikrotoms gebrachten Wassertropfen mit dem 

 Zeigefinger der linken Hand zu verreiben suche. Die leichte Erwär- 

 mung der Metallfläche, welche dadurch eintritt, bewirkt eine gleich- 

 mäßige Verteilung des Wassers auf der Platte. Dann gebe ich noch 

 mehrere Tropfen Wasser zu, stelle das Präparat in die Mitte der 

 Platte und tropfe noch etwas Wasser darüber. Dies ist nach meiner 

 Erfahrung ein sehr wertvoller Kunstgriff". Ist nämlich das Präparat 

 von einem Mantel von Eis umhüllt, dann haften die Schnitte leichter 

 am Messer, legen sich, da die dünne Eislamelle bald schmilzt, eng 

 aneinander, rollen sich nicht ein und lassen sich leicht vom Messer 

 in das Gefäß mit Wasser übertragen, in das sie vor der Weiter- 

 behandlung kommen müssen. 



Ist das Präparat auf die Platte des Mikrotoms gestellt, dann setzt 

 man das Spraygebläse in Tätigkeit. Bald friert die unterste Wasser- 

 schicht fest, was sehr leicht zu erkennen ist. Man fährt nun so lange 

 mit dem Zerstäuben des Äthers oder des Äthylchlorids fort, bis die 

 obere Fläche des Präparates ganz trocken geworden ist. Dies ist 

 das Zeichen dafür, daß das Präparat durch und durch gefroren ist. 

 Am schnellsten gefriert Material, das in Chromsalzen fixiert und ge- 

 härtet war, etwas weniger schnell Acetonmaterial, am langsamsten 

 alkoholisiertes und dann gewässertes Material. Die Zeit, in der das 

 vollständige Gefrieren eintritt, hängt ab von der Höhe des Präparates, 

 während dessen Breite gleichgültig ist. Das läßt sich verstehen. Die 

 Kälte dringt von unten nach oben in das Präparat ein und in diesem 

 weiter. Bei breiter Grundfläche, sofern diese nur nicht die Breite der 

 oberen Metallplatte überschreitet, wirkt die Kälte zwar auf eine linear 

 ausgedehntere Masse ein, als bei schmaler; aber da die Metallplatte 

 in ihrer ganzen Ausdehnung gleichmäßig abgekühlt wird, so verschlägt 



