Siebentes Kapitel. Schleifen. Schneiden. Aufkleben. 1^3 



es nichts oder nur wenig, ob das, was mit ihr zusammen abgekühlt 

 werden soll, das Präparat, eine Grundfläche von einem Millimeter 

 oder einem Centimeter hat. Von Wichtigkeit ist dagegen die Höhe 

 des Präparates. Je höher dieses, um so längere Zeit braucht die 

 Kälte, um nach oben zu gelangen. Ich halte eine Höhe von 5 mm 

 für das Optimum, bei welchem eine gleichmäßige und schnelle Ge- 

 frierung zu erzielen ist. Man sollte nicht unnötig höhere, nicht un- 

 nötig niedrigere Objekte wählen; jene gefrieren zu langsam und wer- 

 den nicht gleichmäßig hart, diese gefrieren zu schnell und werden 

 dabei leicht spröde. 



Ist das Präparat durch und durch gefroren, dann kann man mit der 

 Atherzerstäubung aufhören; selten wird es nötig sein, während des 

 Schneidens, das jetzt folgt, den Spray noch ab und zu in Bewegung 

 zu setzen. Denn das Gefrieren geht noch immer weiter fort, auch 

 wenn man den Spray ruhen läßt. Man sieht dies daran, daß die 

 Oberfläche der Platte nach und nach trocken wird, weil der Äther, 

 welcher sich in dem Metallzylinder auf dem Boden gesammelt hatte, 

 allmählich verdunstet. Und man sieht dies ferner daran, daß die 

 Außenwand des Mikrotoms mit Schnee beschlägt. Die Oberfläche 

 der Platte war feucht gewesen, vielleicht weil Äthertropfen, die von 

 unten her gegen die Platte treffen sollten, seitlich aus dem Zylinder 

 ausgetreten sind und sich auf der Platte niedergeschlagen haben. 

 Ihre Verdunstung bewirkt ebenfalls die Trocknung der Oberfläche. 



Fängt man nun an zu schneiden, so muß man zuerst vorsichtig 

 das Messer durch das Präparat stoßen. Man bewirkt dadurch, daß 

 der Schnitt sich der Klinge anlegt und ein wenig taut. Der nun 

 folgende Schnitt legt sich dann dem ersten leicht an und auf und 

 man behält dann die ganze Schnittmasse während des Schneidens auf 

 dem Messer, von dem man sie übrigens je nach Belieben, indem man 

 mit der Messerführung einige Sekunden pausiert, auch vor Erschöp- 

 fung des Materials in Wasser bringen kann. Zuweilen aber legt der 

 Schnitt der Messerklinge sich nicht an, sondern springt ab und kann 

 dann verloren gehen. Das ist besonders bei chromiertem Material 

 der Fall und ist darauf zurückzuführen, daß das Messer infolge der 

 von dem Präparat ausstrahlenden Kälte seinerseits zu stark sich ab- 

 kühlt. Ich begegne diesem Nachteile in der Weise, daß ich mit dem 

 Finger ein Minimum von Wasser auf die Stelle der Messerschneide 

 bringe, welche in das Präparat eindringt. Infolge der dadurch be- 

 wirkten Erwärmung der Schneide tauen die ersten Schnitte und die 

 nächstfolgenden legen sich leicht an. Doch muß man hier aufpassen; 

 die übermäßige Abkühlung^ stellt sich bald wieder ein und das alte 



