Zwölftes Kapitel. Das Abbilden. 24 1 



Die Exaktheit der mit der Born sehen Methode zu erzielenden Resul- 

 tate ist eine sehr große, vorausgesetzt, daß man überhaupt ge- 

 wohnt ist, exakt und sauber zu arbeiten, und nicht aus Bequem- 

 lichkeit usw. die Anfertigung von Schnittserien und die Ausführung 

 der Rekonstruktion dem Laboratoriumsdiener überläßt. 



Der Paraffinblock, der das zu schneidende und zu rekonstruierende 

 Präparat birgt, muß rechteckig zugeschnitten werden, damit die An- 

 bringung der Definierebene erfolgen kann. Ein Schneiden mit quer- 

 gestelltem Messer ist nicht absolut notwendig, man kann selbst bei 

 rechteckiger Schnittfläche die schräge Messerstellung anwenden. Be- 

 dingung für das Gelingen der Rekonstruktion ist, daß nach Anbringung 

 der Schnittfläche am Paraffinblock dieser nicht mehr aus der Präpara- 

 tenklammer entfernt wird und daß das Mikrotommesser während der 

 Dauer der Anfertigung der ganzen Serie in seiner ersten Stellung 

 eingespannt bleibt. Die Schnittfläche und diejenige Fläche, auf welcher 

 die Definierebene angebracht wird, müssen genau einen Winkel von go° 

 miteinander bilden. Das ist auszuführen, wenn man den Paraffinblock 

 auf eine Klammer aufschmilzt, welche um 90° gedreht werden kann; 

 der Paraffinblock selber darf, wie gesagt, nicht gerührt werden. Man 

 stellt also zunächst die Schnittfläche her, dreht die Klammer um 90" 

 und macht die zur ersten senkrechte Fläche. Dann zieht man den 

 Messerschlitten zurück, bringt auf dem Messer den Ritzer an und 

 führt diesen über die zu zweit hergestellte Ebene hinweg. So stellt 

 man ein System feiner Rillen her, die wie die zwischen ihnen liegen- 

 den flachen Partien mit Ruß überzogen werden müssen. Den Ruß 

 gewinnt man, indem man ein Stückchen Kampfer anzündet — ich 

 entnehme diese Angabe dem Buche von Roth ig — und den sich 

 hierbei bildenden Ruß auf dem gewölbten Teil eines Uhrschälchens 

 auffängt. Dann taucht man einen feinen Haarpinsel in Chloroform, 

 nimmt mit dem feuchten Pinsel den Ruß auf und bestreicht damit 

 die geritzte Fläche. Das Chloroform ist nach 24 Stunden völlig ver- 

 dunstet und nun schmilzt man auf die berußte Fläche Paraffin auf. 



Die eben geschilderte Methode stellt nur das Prinzip dar, das in 

 verschiedener Weise individuell modifiziert werden kann, wenn auch 

 nicht jede Modifikation den Wert einer Methode beanspruchen darf. 

 Ebenso hat der Strassersche Ritzer sehr viele Modifikationen er- 

 fahren, von denen die nach den Wünschen von Roth ig durch 

 R. Magen in Berlin ausgeführte sehr zweckmäßig ist. 



Wenn die Serie geschnitten ist dann wird mit Hilfe des Zeichen- 

 apparates auf der Wachsplatte gezeichnet. Die Dicke der Schnitte 

 und die gewünschte Vergrößerung entscheiden über die Dicke der 



Rawitz, Mikroskopische Technik. l6 



