14 



mit starken Vergrößerungen zu arbeiten. Eine Vergrößerung von 50 

 bis 300 reicht gewöhnlich aus. Die Verwendung von Immersionslinsen 

 gehört zu den Seltenheiten. Bei Anschaffung eines Mikroskops wende 

 man sich nie an einen gewöhnlichen Optiker, sondern stets an eine 

 renommierte Firma. Ein Instrument mit 2 bis 3 Objektiven, dem 

 dazu gehörigen Revolver und zwei Okularen wird in der Regel genügen. 

 Eines von den Okularen soll ein Mikrometerplättchen enthalten. Das 

 Stativ soll möglichst einfach gebaut, doch auch zur Aufnahme der 

 NiKOLschen Prismen für die Beobachtung im polarisierten Lichte ge- 

 eignet sein. Man verwende nicht unnötigerweise starke Vergrößerungen, 

 denn mit der Vergrößerung nimmt die Farbenintensität einer Reaktion 

 für das Auge ab, außerdem wird die Fokaldistanz kleiner, womit die 

 Gefahr einer Annäherung der wertvollen Objektivlinse an den Reagens- 

 tropfen wächst. Überhaupt ist die Objektivlinse vor Benetzung und 

 Dämpfen möglichst zu bewahren, schließlich nach der Arbeit mit 

 destilliertem Wasser zu reinigen und mit Filtrierpapier und einem feinen 

 Hirschlederlappen trocken zu wischen. Vor Staub ist das Mikroskop 

 durch einen Glassturz zu schützen. 



b) Lupe. Eine gute Handlupe, die 5 — 10 mal vergrößert, leistet 

 gute Dienste, wenn es gilt, ein Objekt bei ganz schwacher Vergrößerung 

 im Übersichtsbilde zu beobachten. 



c) Objektträger. Man versteht darunter durchsichtige, recht- 

 eckige Platten aus Spiegel- oder gewöhnlichem Glas, am zweckmäßigsten 

 76 mm lang, 26 mm breit und 1—1,5 mm dick. Die meisten mikro- 

 chemischen Reaktionen werden auf solchen Objektträgern ausgeführt. 

 Kleinere Formate sind nicht zu empfehlen, weil sonst für die Etiquetten, 

 für die Ausführung der Reaktion und die ganze Handhabung zu wenig 

 Raum, übrig bleibt. Für gewisse Reaktionen, z. B. für den Kiesel- 

 säurenachweis, wo Fluorwasserstoff, Kieselfluorwasserstoff oder Fluor- 

 amraonium zur Anwendung gelangen, bedient man sich gefirnister 

 Objektträger. Sie sind mit einer dünnen Schicht Kanadabalsam über- 

 zogen. Kanadabalsam wird in einer Abdampfschale so lange erhitzt, 

 bis er sich nach dem Erkalten pulvern läßt. Das Pulver löst sich in 

 Benzin zu einem öligen Firnis, und mit diesem wird der gelinde er- 

 wärmte Objektträger übergössen. Man läßt abtropfen und schließlich 

 bei etwa 50° 4 Stunden lang trocknen. Anstatt der gefirnisten Objekt- 

 träger kann man auch mit Vorteil dünne Platten von nahezu farblosem 

 Zelluloid verwerten, die käuflich zu haben sind (H. Behrens, I, 17). 



d) D e ck gl ä sehen. Die im Tropfen auf dem Objektträger 

 liegenden Schnitte werden der Klarheit des mikroskopischen Bildes 

 wegen und um die Berührung der Objektivlinse des Mikroskops mit 

 der Präparierflüssigkeit zu verhindern, zumeist mit einem sehr dünnen 

 Glasplättchen, dem Deckgläschen bedeckt. Format 18x18 mm. Dicke 

 für schwächere Vergrößerungen 0,2 mm, für stärkere und stärkste 

 0,15—0,1 mm und darunter. Man hüte sich, kleinere Formate zu ver- 

 wenden, denn diese haben verschiedene Nachteile. Für gewisse Zwecke, 

 namentlich bei Gewinnung von Kristallen aus verdünnten Lösungen 

 unterm Deckglas, empfehlen sich größere Formate (20x30 mm), weil 

 unter einem solchen Deckglas mehr Flüssigkeit Platz hat und damit 

 die Wahrscheinlichkeit, Kristalle zu erhalten, wächst. 



