29 



sublimieren und so die genannten Pflanzenobjekte viel besser diagnosti- 

 zieren, als dies auf Grund einer anatomischen Untersuchung allein möglich 

 ist. Analoges zeigte Mitlacher (I) für die Sublimation der Antrachinon- 

 derivate bei Rheum, Senna, Rhamnus Frangula und R. Purshiaxa und 

 Senft (I) für den Nachweis des Physcions einiger Flechten. 



Die Durchführung der Mikrosublimation kann in ver- 

 schiedener Weise bewerkstelligt werden. 



a) Mit Uhr glas. Nestler benutzt Uhrgläser von 8 bis 9 cm 

 Durchmesser und ungefähr 1,5 mm Dicke. „In einem solchen Uhrglas 

 wird die zerkleinerte Probe des zu untersuchenden Objektes in Form 

 eines kleinen Häufchens angeordnet und mit einer runden Glasplatte 

 bedeckt. . . . Um das Sublimieren zu befördern, kann man auf der 

 Außenseite der Glasplatte über dem zu prüfenden Objekte einen 

 Wassertropfen anbringen. Das Ganze kommt auf ein von einem Dreifuß 

 getragenes Drahtnetz über die kleine Flamme eines Bunsenbrenners 

 (Mikrobrenners). Die Spitze dieser kleinen Flamme war bei allen diesen 

 Versuchen durchschnittlich 7 cm von dem Uhrglas entfernt." Nach 

 einiger Zeit erscheint das Sublimat, welches nun in seiner ganzen Aus- 

 dehnung mikroskopisch untersucht werden soll. Anstatt des Uhrglases 

 läßt sich auch eine Petrischale verwerten. 



b) Asbestplatte und Objektträger. Tunmann (I) bringt 

 die zu prüfende Substanz (Pulver, Schnitte oder Flüssigkeit) auf das eine 

 Ende eines Objektträgers und diesen auf eine Asbestplatte. Darüber 

 legt man zur Aufnahme des Sublimats einen zweiten Objektträger, der 

 an einem Ende durch ein 3 bis 5 mm hohes, auf der Asbestplatte 

 liegendes Korkstückchen gestützt wird. An Stelle des oberen Objekt- 

 trägers kann man auch eine breitere Glasplatte verwenden, um ein 

 seitliches Abstreichen des flüchtigen sublimierenden Körpers zu ver- 

 hindern. 



c) Glasring. Ich erhielt bei vielen Substanzen sehr schöne 

 Sublimate, indem ich auf die Asbestplatte einen Objektträger brachte, 

 auf diesen einen kleinen Glasring (1,5 cm breit, 0,7 cm hoch) legte, 

 die zu prüfende Substanz hineingab und dann den Ring zur Aufnahme 

 des Sublimats mit einem Objektträger bedeckte. 



Zur Erhitzung bediene man sich eines Mikrobrenners mit kleiner 

 1 bis 1,5 cm langer Flamme, die zur Regulierung der Temperatur der 

 Asbestplatte oder dem Drahtnetz mehr oder minder näher gerückt 

 werden kann. Die anzuwendende Temperatur erscheint von wesent- 

 licher Bedeutung, deshalb lasse man sich durch ein negatives Resultat 

 nicht gleich abschrecken, sondern sublimiere bei verschiedenen Tempera- 

 turen, zuerst bei mäßiger, dann bei stärkerer, auch deshalb, weil das 

 Aussehen der Sublimate je nach der Temperatur wechseln kann. Auch 

 ist es nach meinen Erfahrungen zweckmäßig, sich nicht auf eine Methode 

 zu verlassen, sondern alle drei eben erwähnten (a, b, c) zu versuchen. 

 Man trachte von einer Substanz stets mehrere Sublimate zu erhalten, 

 um über die oft recht verschieden ausfallenden Gestalten und G rollen 

 der Kristalle einen Überblick zu gewinnen. Das Sublimat wird oft 

 instruktiver und reiner, wenn es ein zweites oder drittes Mal sublimiert 

 wird, oder wenn man die Anflüge anhaucht oder mit Lösungsmitteln 



