33 



Hier seien nur einige wichtige Punkte hervorgehoben. Das Po- 

 larisationsmikroskop unterscheidet sich wesentlich nur dadurch von einem 

 gewöhnlichen, daß es noch zwei NicoLsche Prismen führt. Eines, der 

 Polarisator, befindet sich häufig an Stelle der Blende und ist in den 

 Mantel der Zylinderblende hineingeschoben. Der Polarisator hat die 

 Aufgabe, das vom Spiegel reflektierte (zumeist) gewöhnliche Licht in 

 geradlinig polarisiertes zu verwandeln. Die Ätherteilchen eines gewöhn- 

 lichen Lichtstrahles schwingen bekanntlich senkrecht zur Fortpflanzungs- 

 richtung nach allen Richtungen, die des polarisierten Strahles aber nur 

 in einer solchen Ebene. Das zweite Nicolprisma, der Analysator, 

 wird entweder dem Okular drehbar über einen Teilkreis aufgesetzt oder 

 zwischen die beiden Linsen eingesetzt. Wir wollen das Polarisations- 

 mikroskop verwenden, um 



1. den Pleochroisraus, 



2. die Doppelbrechung, 



3. die Auslöschungsrichtungen 

 festzustellen. 



1. Unter Pleochroismus versteht man die Verschiedenheit 

 der Färbung in verschiedenen Richtungen eines Kristalls. Zum Nach- 

 weis dieser Erscheinung bedient man sich nur eines Nicols, und zwar 

 am besten des Polarisators. Werden pleochroitische Kristalle — ein 

 ausgezeichnetes Objekt hierfür stellen die Carotinkristalle der Wurzel 

 von Daucus Carota dar — im Mikroskop betrachtet, während der Po- 

 larisator oder der Objektträger gedreht wird, so erscheinen die Carotin- 

 kristalle abwechselnd heller oder dunkler, die rhombischen Tafeln bei 

 bestimmter Lage sogar farblos. 



2. Die Erkennung der Doppelbrechung. Betrachtet man 

 einen einfach brechenden, d. h. optisch isotropen Kristall oder 

 einen Durchschnitt davon bei gekreuzten Nicols, so erleidet das aus 

 dem Polarisator herauskommende geradlinig polarisierte Licht im Kri- 

 stall keine Veränderung, trifft auf den Analysator, dessen Schwingungs- 

 richtung 90° mit derjenigen der ankommenden Strahlen bildet und wird 

 hier nicht durchgelassen. Der Kristall erscheint daher dunkel, und zwar 

 bleibt er in allen Stellungen bei gekreuzten Nicols dunkel, 

 bei nicht gekreuzten hell. 



Doppelbrechende Kristalle, d. h. optisch anisotrope, ver- 

 halten sich wesentlich anders, denn sie erscheinen bei gekreuzten 

 Nicols im dunkeln Gesichtsfeld hell. Bei gekreuzten Nicols wird 

 nur dann das aus dem Polarisator austretende Licht den Kristall unverändert 

 passieren, wenn die Schwingungsrichtungen im Kristall genau parallel 

 zu denen in den beiden Nicols liegen. Stehen die genannten Schwingungs- 

 richtungen mehr oder minder schief zueinander, dann leuchten die doppel- 

 brechenden Kristalle auf dunklem Grunde auf, und zwar werden sie bei 

 einer Horizontaldrehung des Objekttisches um 360° zwischen gekreuzten 

 Nicols viermal abwechselnd hell und dunkel erscheinen. Wenn die 

 Schwingungsrichtungen im Kristall mit denen des Nicols einen Winkel 

 von 45° bilden, erreicht die Helligkeit den höchsten Grad, bei weiterem 

 Drehen nimmt sie ab und geht allmählich in vollkommene Dunkelheit 

 über, womit die Parallelstellung der beiderseitigen Schwingsrichtungen 

 erreicht ist. Man nennt diese Stellung die Auslöschungsstellung und 

 die Schwingungsrichtung in dem Kristall die Auslöschungsrichtung. Ihre 



Moli seh, Mikrochemie der Pflanze. 3. Aufl. 3 



