126 



kann leicht dazu benutzt werden, die Zuwächse junger, wachsender Frucht- 

 träger eines Schimmelpilzes oder eines dünnstengeligen Keimlings inner- 

 halb relativ kurzer Zeiten bei 50— lOOmaliger Vergrößerung zu beobachten. 

 Die Auxanometer beruhen meist darauf, den Zuwachs durch einen 

 verlängerten Hebelarm vergrößert zur Anschauung zu bringen. — 



Ein Auxanometer der einfachsten Art stellt der in Fig. 66 abgebildete 

 Apparat dar, genannt Zeiger am Bogen. Der an der hakenförmig gekrümm- 

 ten Spitze des Bohnenstengels s befestigte Faden läuft um die Rolle ;- und 

 wird durch ein kleines Gewicht o- in mäßiger Spannung erhalten. Mit der 

 beweglichen Rolle /' fix verbunden ist der Zeiger s, dessen Spitze über der 

 Ist der Halbmesser deriRolle gleich 1, der Zeiger, 

 d. h. der Halbmesser des 

 dazugehörigen. Bogens 

 gleich 40, so wird der 

 Zuwachs des Stengels 

 durch dieses Auxano- 

 meter 40 mal vergrößert 

 angezeigt. 



Skala des Bozens /; lieot. 



Fig. 



Selbstschreibende] 



V. Wies N ER. 



Auxanometei 

 Siehe Text. 



nach 



Ein solches Auxano- 

 meter hat aber den Übel- 

 stand, daß man die Ab- 

 lesung der Zuwächse selbst 

 ^ •' ^^_ ^^ '^ besorgen muß. bei Tag und 



JrK Ä H^7« ?; ''"' ^^'^^- Um sich davon 



fr ff -ft U m^:Jm m ' l '> : ' iih < i ' f^ ' i,!'M r^ . unabhängig zu machen, hat 



man selbstregistrierende 



Auxanometer gebaut. Fig. 67 

 zeigt ein solches von 

 Wiesner. Der um die 

 Sproßspitze gebundene Faden führt über die kleine Rolle / und wird durch das Ge- 

 wicht g zart gespannt. Fix mit der kleinen Rolle in Verbindung steht die große Rolle R. 

 Um diese geht ein Faden herum, dessen Ende durch ein Gewicht G straff erhalten 

 wird und dessen anderes Ende G'^ den Zeiger Z trägt, der mit seiner Spitze die berußte 

 Papierfläche einer exzentrisch rotierenden, zylindrischen Trommel C berührt. Diese 

 wird durch das Uhrwerk W in gleichmäßige Drehung versetzt und gleichzeitig macht 

 der Zeiger jede halbe oder ganze Stunde einmal auf der Rußfläche einen weißen Strich- 

 Entsprechend dem Längenverhältnis der Radien der beiden Rollen werden die Zu- 

 wächse vergrößert aufgezeichnet und aus der Entfernung der übereinander gelagerten 

 Striche können die wirklichen Zuwächse genau erschlossen werden. Nicht selten kann 

 man aus den ursprünglich sehr genäherten, dann sich immer mehr und mehr entfernenden 

 und schließlich wieder zusammenrückenden Strichen auch das Gesetz der großen Wachs- 

 tumsperiode erkennen und, konstante äußere Bedingungen vorausgesetzt, auch noch 

 beobachten, daß das Wachstum bei Nacht rascher verläuft als bei Tag. 



Die bisher verwendeten Auxanometer vergrößerten den Zuwachs etwa 

 20 mal und waren daher wenig geeignet, die Änderungen im AVachstum, die 

 durch den Wechsel äußerer Bedingungen hervorgerufen werden, rasch anzu- 

 zeigen. Böse, der Begründer eines großen pflanzenphysiologischen Instituts 

 in Calcutta, hat sich seit Jahren bemüht, die Zuwächse in starker Vergröße- 

 rung zu veranschaulichen und versuchte es zuerst in folgender Weise. 

 Er befestigte an der Spitze der wachsenden Pflanze einen kurzen Hebel- 



