150 



auf dem Norraalpapier die Noimalfarbe erschien, so ist die Intensität .1 = 1:8 = 0,125 

 in BuNSENscher Einheit ausgedrückt" (p. 149). Am Ende der Bestimmung wird die 

 gelbe Glasplatte wieder sofort über die Papiere geschoben. Bei Lichtintensitäten, die 

 größer als 1 sind, wird die Bestimmung mit dem Normalpapier ungenau, da ja schon 

 innerhalb des Bruchteils einer Sekunde die Schwärzung erreicht wird und eine so kurze 

 Zeit sich schwer scharf beurteilen läßt. Um über diese Schwierigkeit hinwegzukommen, 

 bedient sich Wiesner höherer Skalentöne. Wird das Normalpapier bei der Licht- 

 intensität = 1 beispielsweise durch n Sekunden belichtet, so erhält man eine Färbung, 

 aus der man die Lichtstärke ableiten kann, wenn man n durch die zur Erreichung dieser 

 Färbung erforderliche Zeit dividiert. Die auf diese Weise erhaltenen Skalentöne werden 

 mit LEFRANcschen Farben kopiert. Auf weitere Einzelheiten kann hier nicht näher 

 eingegangen werden, da jeder, der sich mit Lichtmessungen abgibt, ohnedies auf 

 Wiesners erwähntes Buch zurückgreifen muß^). 



Es muß betont werden, daß die beschilderte Lichtmeßmethode nur 

 die sogenannte chemische Lichtintensität angibt, die von den stark brech- 

 bai-en Strahlen (blau, violett, ultraviolett), also den sogenannten chemischen 

 Strahlen ausgeht und über die Intensität der schwächer brechbaren Strahlen 

 direkt nichts aussagt. Darin liegt zweifellos ein Fehler der Methode, 

 allein es hat doch schon einen großen Wert, wenn man die chemische In- 

 tensität kennt; erstens sind ja viele Lebensvorgänge der Pflanze (Wachs- 

 tum, Heliotropismus usw.) gerade von diesen gemessenen Strahlen ab- 

 hängig und zweitens haben die bei der Aufsuchung relativer AVerte, also 

 des Lichtgenusses, gewonnenen Bestimmungen auch für die ganze Strahlung 

 Geltung. Ideal ist die Methode allerdings nicht, aber trotz ihrer Mängel 

 hat sie großen Nutzen gestiftet und ist für Pflanzengeographen und Pflanzen- 

 physiologen unentbehrlich geworden. 



Eine Verbesserung in der Lichtmessung strebt Hecht 2) an durch Ver- 

 wendung neutraler, aus Tuschglyzeringelatine hergestellter, stetig ver- 

 laufender Graukeile als lichtabsorbierendes Medium und darunter gelegten 

 Kormalpapiers, das mit einer Skala versehen ist und je nach der Dauer und 

 Intensität der Belichtung verschieden tief geschwärzt wird. Diese Art der 

 Messung hat den großen Vorteil, daß die Lichtintensität nicht in längeren 

 Zeitintervallen, sondern kontinuierlich gemessen wird. 



WiESNEE hat den Lichtgenuß zahlreicher niederer und höherer 

 Pflanzen bestimmt und die folgende, seinem Buche ^) entnommene Tabelle 

 gibt einen deutlichen Begriff von den verschiedenen Ansprüchen, die die 

 Pflanzen an das Licht stellen. Die Maxima erreichen bei allen hier an- 

 geführten Holzgewächsen den Wert 1. Der Einfachheit halber wurden 

 daher in der Tabelle nur die Lichtminima angegeben. Alle Angaben be- 

 ziehen sich auf den vollends belaubten Baum: 



^) Der WiESNERSche Handinsolator samt dem dazu gehörigen Normalton. Normai- 

 papier, Skalentönen und einer kurzen Anweisung über seine Benutzung ist durch die 

 Firma R. Lechner, Speziahverkstatt für wissenschaftliche Instrumente. Wien I, Graben 

 30 — 31 käuflich zu erhalten. Eine gute Zusammenfassung der Älethoden zur Be- 

 stimmung der chemischen Lichtintensität für biologische Zwecke findet man bei 

 VouK V., in Abderhaldens Handb. d. biochem. Arbeitsmethoden, S. 180. 



^) Hecht, W., Das Graukeilphotometer im Dienste der Pflanzenkultur. Eine 

 neue Methode zur kontinuierlichen Messung der Lichtintensität. Sitzber. d. Akad. 

 d. Wissensch. in Wien, mathem.-naturw. Kl. Abt. IIa. 127. Bd. 1918, S. 2283. 



^) Wiesner, J., 1. c, p. 153. 



