CRI 457 



dans la figure 3. Ainsi, pour appliquer les alidades sur le 

 demi-cercle, on les retourne; on fait entrer la saillie j dans 

 la rainure jj'' y "; ^^ cylindre t dans renfoncement cylindrique 

 h', et la saillie c' dans la petite cavité c. De cette manière 

 on est assuré que les deux centres sont bien identiques, et 

 qu'une des alidades correspond au diamètre. 



Avec ces goniomètres on peut, avec de l'habitude, parvenir 

 à mesurer les angles des faces des cristaux à un quart de degré 

 près. Pour avoir encore plus d'exactitude, on a imaginé de se 

 servir d'un demi -cercle plus grand , environ du double de la 

 figure , et de le diviser de dix en dix minutes, ou même de cinq 

 en cinq minutes, au moyen de plusieurs cercles concentriques 

 (disposés à des distances convenables) , coupés par les rayons 

 qui marquent les degrés, et par des lignes diagonales menées 

 entre les deux cercles extrêmes d'un degré ù l'autre, comme 

 cela se pratique dans d'autres instrumens. 



Mais la plus grande cause d'erreur provient, soit de ce 

 que l'application des deux lames aux faces n'a pas été rigou- 

 reusement exacte, soit de ce qu'on ne les a pas placées 

 bien perpendiculairement à Tintersection des deux faces à 

 mesurer. Il faut pour cela beaucoup de soin et d'attention , 

 et surtout une grande pratique. Ce n'est que de cette ma- 

 nière qu'on peut parvenir à obtenir des mesures d'angles 

 aussi approchées que celles que nous avons indiquées. 



§. 2g. Goniomètres à réflexion. La figure 4 représente un 

 cercle entier gradué, que l'on dispose horizontalement. Il est 

 muni d'une alidade mobile a J. Au centre c de cette alidade 

 on fixe (avec de la cire) le cristal def dont on veut déter- 

 miner les angles dièdres; par exemple, l'angle entre la face 

 ef et la face df. Il faut avoir soin de placer ce cristal de 

 manière que l'intersection /g de l'angle dièdre soit à peu 

 de distance du centre de rotation de Falidade , et en même 

 temps verticale. Cette dernière position doit être rigoureuse; 

 on va voir comment on parvient à s'en assurer. 



On choisit dans la campagne un objet assez éloigné et ver- 

 tical , tel qu'un clocher, etc. On observe, avec la lunette 

 fixe m n, l'image de cet objet réfléchie successivement sur 

 chacune des faces e/ et d/, en tournant l'alidade, et on mo- 

 difie la position du cristal jusqu'à ce que cette image réfléchie 



