CRI 461 



lances particulières qu'on n'a pas toujours à sa disposition; 

 mais, d'un autre cAté, comme on a souvent un cercle répéti- 

 teur pour d'autres usages, on peut s'en servir à défaut de 

 rinstrument suivant. 



§. 5i. Le goniomètre à réjlexlon du D/ TVoIlaston est d'un 

 usage beaucoup plus général. 11 est représenté ligure 8. 11 con- 

 siste en un cercle entier, divisé en degrés sur sa tranche, dis- 

 posé verticalement sur un axe horizontal mobile ik, qui est 

 assujetti par un support m n, reposant sur un pied horizontal 

 gh. Ce cercle e$.t muni d'un vernier g, qui est fixe et adapté 

 au support m n. L'axe i Jr est creux et traversé par un second 

 axe tf; l'un et l'autre peuvent tourner sur eux-mcmes au 

 moyen des viroles v et s , avec cette différence que la petite 

 virole s ne fait tourner que l'axe intérieur, Taxe extérieur 

 et le cercle restant iniuio])iles , au lieu que la grande virole 

 v fait tourner à la fois Taxe extérieur et le cercle qui lui 

 est adapté, et aussi Taxe intérieur. 



Cet axe intérieur est prolongé en/, d'abord par une bran- 

 che circulaire// qui est brisée et peut se mouvoir en d. 

 3on extrémité l est creuse et traversée par une tige ronde 

 ep, qui peut s'avancer ou se reculer, et en même temps se 

 mouvoir circulairement au moyen de la virole u. L'extrémité 

 p est fendue de manière à recevoir une petite plaque de 

 cuivre c. 



C'est sur cette plaque c, ou à l'extrémitép de la tige ep, que 

 l'on fixe, avec de la cire, le cristal AB sur lequel on veut 

 mesurer un angle dièdre ; et c'est pour pouvoir donner à 

 volonté au cristal toutes les positions nécessaires que l'on a 

 imaginé tous les mouvemens que l'on vient de décrire dans 

 le prolongement fe. 



On conçoit qu'il faut placer le cristal de manière que 

 l'intersection des deux faces dont on veut mesurer l'angle, 

 soit d'abord à peu près parallèle à l'axe de rotation. On ob- 

 tient ensuite ce parallélisme rigoureusement par des moyens 

 que nous allons décrire. 



Pour observer avec ce goniomètre , il faut le placer sur 

 un plan horizontal , et diriger le plan du cercle à peu près 

 perpendiculairement à la face d'un bâtiment peu éloigné, 

 et offrant, comme cela est ordinaire, plusieurs lignes hori- 



