GAZ 235 



du temps qu'il exige et des variations de volume qui peu- 

 vent survenir dans l'air qu'on analyse, par les changemens 

 de température et de pression de l'atmosphère. 



5." Le gaz hjdrogène. En 1778, M. Volta prescrivit la 

 combustion de l'hydrogène pour connoitre le degré de pu- 

 reté de lair; il imagina un eudiomètre au moyen duquel, 

 après avoir introduit des volumes connus d'air et d'hydro- 

 gène dans cet instrument , et après avoir enflammé le mé- 

 lange par l'étincelle électrique , il pouvoit déterminer le 

 rapport qu'il y avoit entre le volume du résidu de la combus- 

 tion et le volume des deux gaz avant la combustion. En 1800, 

 MM. Gay-Lussac et Humboldt, après avoir examiné diffé- 

 rens moyens eudiométriques, et observé que, toutes les fois 

 que l'oxigène et l'hydrogène gazeux s'unissent par Tétin- 

 celle électrique , c'est toujours dans le rapport de 1 k 2 , 

 donnèrent à ce moyen eudiométrique la préférence sur tous 

 les autres. L'eudiomètre à gaz inflammable a cela d'avanta- 

 geux , qu'il peut servir non-seulement à l'analyse d'un mé- 

 lange qui contient de l'oxigène ou de l'hydrogène libre , 

 mais encore à déterminer la proportion des élémens de tout 

 gaz composé qui est susceptible d'être enflammé par l'étin- 

 celle électrique quand il est mêlé à l'oxigène. 



L'instrument dont on fait usage maintenant pour ces 

 analyses, est infiniment plus simple que celui de Volta. 

 C'est un cylindre de verre creux, très-épais, fermé à son 

 sommet par une virole de fer, à laquelle est fixée extérieu- 

 rement une petite tige surmontée d'une boule de même 

 métal : ce cylindre est ouvert à sa base; mais cette ouver- 

 ture est susceptible de se fermer au moyen d'une pièce de 

 fer que l'on a légèrement creusée , et dans la cavité de la- 

 quelle est un écrou qui s'applique à un pas de vis pratiqué 

 sur un cercle en fer qui est mastiqué extérieurement au 

 cylindre. Lorsqu'on veut se servir de ^t instrument, on le 

 remplit de mercure; on y introduit, au moyen d'une petite 

 cloche graduée, les gaz que l'on veut analyser; puis on fait 

 glisser dans l'intérieur un gros fil de fer roulé en spirale et 

 garni d'une boule à son extrémité supérieure: cette boule 

 doit être placée à une ligne environ du plan de fer qui 

 termine le cylindre. On ferme ensuite l'extrémité inférieure 



