. — 223 — 



einer genauen bezifferten Teilung, eventuell in verschiedenen Farben, 

 versehen. 



Eine Meßlatte muß vollkommen gerade (nicht geworfen) sein und 

 die richtige Länge besitzen. In ersterer Beziehung prüft man die Latte 

 durch Anlegen an eine straff gespannte Schnur, in letzterer Hinsicht 

 durch genaueste Vergleichung mit einem von einem Aichamte geprüften 

 Maßstabe oder einer zweiten als richtig erkannten Meßlatte. 



B. Die Meßbänder. Von den Meßbändern wenden wir zwei Formen 

 an, und zwar für genaue Messungen das Stahlmeßband, für minder 

 genaue Messungen das Leinenmeßband. 



a) Beschreibung der Meßbänder. 



Das Stahlmeßband ist ein Stahlband von gewöhnlich 20/// Länge 

 und 20 mm Breite. Es ist nach ganzen Metern und Dezimetern eingeteilt, 

 wobei die ersteren durch numerierte kleine Messingplättchen, die letzteren 

 hingegen durch kleine Durchlochungen im Bande bezeichnet sind. An 

 den Enden des Meßbandes befinden sich um ihre Achse drehbare messingene 

 Handringe oder sonstige Handhaben, an denen gewöhnlich Marken zur 

 Bezeichnung des Anfanges und Endes der Länge von 20 /// angebracht 

 sind. Außer Gebrauch wird das Meßband auf ein hölzernes oder eisernes 

 Kreuz aufgewickelt. Hiebei ist strenge darauf zu achten, daß das Band 

 vorher ganz abgetrocknet, eventuell 

 schwach eingeölt werde, um den Ansatz 

 von Rost ferne zu halten. 



Das Leinenmeßband (Fig. 201) 

 ist ein aus gutem Hanfleinen verfertigtes 

 schmales Band von gewöhnlich 20 oder 

 30 ///, Länge, welches zur Erhöhung der 



Dauerhaftigkeit häufig eingewobene Pi^. 201. 



Drahtfäden besitzt und mit Leinöl oder 

 ähnlichen Substanzen durchtränkt oder rot lackiert und gewöhnlich bis 

 auf Zentimeter geteilt ist. Die Bezifferung der ganzen Meter und jener 

 der Dezimeter ist verschiedenfarbig angebracht, um Irrungen auszu- 

 weichen. Zum Zwecke einer bequemeren Handhabung befindet sich das 

 Meßband außer Gebrauch in einer flachen Ledertrommel, aus der es 

 beim Messen hervorgerollt wird. Das Aufrollen geschieht mittels einer 

 an der Außenseite der Trommel angebrachten messingenen Kurbel, 

 die umlegbar ist, so daß man das Meßband leicht in der Tasche mit- 

 tragen kann. 



Das Leinenmeßband ist wegen seiner leichten Handhabung in den 

 letzten Jahren für weniger genaue forstliche Vermessungen, wie beispiels- 

 weise kleine Schlag- und Wegaufnahmen, Aussteckung von Pflanzver- 

 bänden, Langholzkubierungen u. dgl. sehr in Anwendung gekommen und 

 kann als eines der wichtigsten Meßgeräte des F'örsters bezeichnet 

 werden. Das Leinenmeßband hat den Fehler, daß es sich beim Naß- 

 werden zusammenzieht*) und daher ohne Berücksichtigung einer ent- 

 sprechenden Korrektur für genauere Aufzeichnungen nicht taugliche 

 Resultate ergibt. 



h) Prüfung der Meßbänder Korrektur bei Messungen mit 

 einem fehleriiaften Bande. 



Die Richtigkeit eines Meßbandes wird daraus ersehen, daß dasselbe 

 von der Anfangsniarke bis zur Endinarke genau die angegebene Länge 

 zeigen muü und daß innerhalb dieser I^änge die Unterabteilungen auch 



') Wohl auch bei länj^orom (Jobraucho etwas (lohnt. 



