226 



horizontaler Lage der Grundlinie a h genau auf der Marke m im Mittel- 

 punkte von ab steht, was man als das „Einspielen" des Lotes 

 bezeichnet. 



b) Die Prüfung der Setzwage auf ihre Richtigkeit geschieht folgen- 

 dermaßen (Fig. 205): Man stellt das Instrument auf eine schiefe Fläche 



AB und bezeich- 

 net auf demselben 

 genau den Punkt s, 

 auf welchen der 

 Senkel zeigt. So- 

 dann dreht man 

 die Setzwage um 

 180» um, so daß 

 h nach b' und a 

 nach a' kommt und 

 findet dann, daß 

 Fig. 205. der Senkel auf s' 



zeigt. Da nun ab c 

 ein gleichschenkliges Dreieck ist, so muß sowohl 8 als auch s' gleich- 

 weit von der Höhe abstehen, d. h. es muß m als ein Punkt der Höhe 

 in der Mitte von ss' liegen. Man hat also nur nötig, die Entfernung 

 der beiden Senkelstellungen s und s' zu halbieren, um die richtige 



Senkellage zu erhalten. Fällt diese 

 mit der an dem Geräte schon vor- 

 handenen Marke zusammen, so ist 

 dieselbe zweifellos richtig. 



Eine Vervollkommnung der Setzwage 

 igt die Berg wage, die dazu dient, die 

 Neigung des Terrains gegen den Horizont 

 in einfachster Weise zu bestimmen. Dieses 

 Instrument (Fig. 206) besitzt einen messin- 

 genen Gradbogen, der von m ausgehend 

 nach rechts und links in Grade und oft 

 auch Teile derselben geteilt ist. Ist z. B. 

 die Neigung der schiefen Ebene A B gegen 

 den Horizont zu messen, so setzt man die Bergwage auf dieselbe und erhält in dem 

 Winkel x' die gesuchte Neigung, denn es ist ^x' ^-^x^ da die Schenkel beider Winkel 

 auf einander senkrecht stehen. 



C. Die Libelle oder Wasserwage. 



a) Beschreibung. Die Libelle (Fig. 207) ist ein hohler, flach ton- 

 nenförmig ausgebauchter Glaszylinder a, der im Innern ausgeschliffen 

 und an den Enden durch Stöpsel geschlossen oder ganz zugeschmolzen 

 ist. Dieser Glaszylinder ist mit einer leicht beweglichen Flüssigkeit, 



Weingeist oder Schwefeläther, so weit 

 gefüllt, daß noch eine kleine Luftblase b 

 übrig bleibt. Zum Schutze gegen das Zer- 

 brechen liegt die Glasröhre in einem 

 Messingmantel c, welcher eine Durch- 

 brechung besitzt, um den mittleren Teil 

 des Glaszylinders genau sehen zu können. 

 Letzterer ist auf der offen liegenden Seite von der Mitte nach außen 

 hin mit einer symmetrischen Teilung versehen, welche die genaue 

 Beobachtung des jeweiligen Standes der Luftblase ermöglicht. Um endlich 

 die Libelle auf eine horizontal zu stellende Unterlage aufsetzen zu können^ 

 ruht die Libellenröhre auf zwei Trägern d und e, die ihrerseits auf einer 



Fig. 206. 



