— 227 — 



ebenen Metallplatte / befestigt sind. Mit dem Träger e ist die Röhre 

 durch eine horizontale Umdrehungsachse verbunden, während sie auf 

 dem Träger d durch zwei leicht verstellbare Schrauben g, die sogenannten 

 Rektifizierschrauben, gehalten wird, welche es ermöglichen, daß die 

 Röhre, indem sie sich um die Achse in e dreht, ein kurzes Stück gehoben 

 oder gesenkt werden kann. 



Statt der unteren Schraube ist häufig eine Spiralfeder angebracht, 

 welche der oberen Schraube g entgegenwirkt und die Libelle beim Nach- 

 lassen dieser oberen Schraube selbsttätig hebt. 



Soll beispielsweise eine Meßlatte mit der Libelle horizontal gestellt 

 werden, so wird die letztere auf die Latte gestellt und diese so lange 

 gehoben oder gesenkt, bis die Luftblase genau symmetrisch zum Mittel- 

 punkte der Teilung der Glasröhre steht. Man sagt dann: „die Libelle 

 spielt ein." Ist dagegen die Latte, oder allgemein die horizontal zu 

 stellende Unterlage, noch nicht horizontal, so steht die Luftblase nicht 

 in der Mitte der Teilung, sondern immer auf jener Seite der Glasröhre, 

 welche höher liegt, denn die Luftblase muß sich, weil sie leichter ist 

 als die Flüssigkeit, immer auf den höchsten Punkt der Oberfläche der 

 letzteren stellen. 



bj Prüfung und Rektifikation*) der Libelle. Man kann mit der 

 Libelle nur dann eine Unterlage vollkommen horizontal stellen, wenn 

 die Achse der Libellenröhre genau parallel zur unteren Fläche der 

 Metallplatte /' ist. Ist dies der Fall, dann wird sich die Luftblase, wenn 

 man die Libelle auf eine horizontale Unterlage bringt, genau zwischen 

 die 2 Hauptstriche der Teilung stellen, und man kann umgekehrt aus 

 dem Einspielen der Luftblase auf die wagrechte Lage der Unterlage 

 schließen. Nun ist aber nicht von jeder Libelle von vorneherein bekannt, 

 ob ihre Auflagefläche mit der Achse parallel ist und sie muß vor der 

 Benützung erst darauf geprüft werden. Man stellt die Libelle auf ein 

 vollkommen eben gehobeltes Brett, das man auf einer Tischplatte durch 

 Unterschieben eines ganz flachen Keiles etwas heben und senken kann, 

 und bringt die Luftblase auf diese Art zum Einspielen. Sodann setzt 

 man die Libelle um 180^ um, so daß die Enden der Metallplatte gegen- 

 über der ersten Stellung genau verwechselt stehen. Spielt in dieser 

 neuen Lage die Blase noch ein, dann ist 1. die Unterlage tatsächlich 

 horizontal, 2. die Libellenachse mit der Auflagefläche parallel. Spielt 

 aber die Blase nach dem Umsetzen der Libelle nicht ein, d. h. zeigt 

 sie einen „Ausschlag", dann muß die Libelle erst rektifiziert werden. 

 Dies geschieht auf folgende Weise: Man beseitigt den halben Aus- 

 schlag der Blase durch Heben oder Senken der Unterlage mittels des 

 Keiles und den andern halben Ausschlag mittels der Rektifizier- 

 schrüubcheii g. Diese Operation wiederholt man so oft, bis die Blase in 

 beiden Stellungen der Libelle genau einspielt. Dann ist die Libelle 

 rektifiziert und sie kann zu weiteren Horizontalstellungen verwendet 

 werden, ohne daß man die Rektifizierschräubchen weiter zu berühren 

 braucht.**) 



Eine für uns wenifj wichtige Libelle ist die Dosenlibelle. Sie besteht aus einer 

 kreisförmigen Metalldose mit ebener Grundfläche, welche oben mit einem auf der Innen- 

 seite konkav, also kugelsohalenförmig ausgeschliffeneu Glasdeekel luftdicht verschlossen 

 ist. Diese Dose ist mit einer loiciit beweglichen Flüssigkeit bis auf eiue Luftblase gefüllt, 

 welche hier natürlich eine kreisrunde Form annimmt. Die llorizontalstellung der Unter- 



*) Rektifizieren richtigstellen. 

 **) Als Untcrlagsebene für die Rektifikation einer Libelle wählt man am besten 

 einen Meßtisch (siehe diesen). 



15* 



