259 



III. Kapitel. 



Von einigen Instrumenten zur genaueren Winkelaufnahme. 



§ 15. Einleitung. 



Es gibt Instrumente, bei denen, die Winkel gleich am Felde in ihrer wirklichen 

 Größe zu Papier gebracht werden, ohne daß man ihr Gradmaß zu kennen braucht; das 

 sind die Meßtische, zu denen auch das sogenannte Detaillierbrettchen gehört. 

 Ferner gibt es Instrumente, mittels welcher man die Winkel in der Natur im Gradmaße 

 tatsächlich mißt und die erhaltenen Messungsresultate erst zu Hause verwertet; von diesen 

 sind es nur die Boussoleninstrumente, mit denen Forstschutzorgane mitunter zu 

 arbeiten haben (vgl. § 9). 



§ 16. Der Meßtisch. 



Der gewöhnliche Vorgang bei Anfertigung der Handskizze eines Grundstückes ist 

 folgender: Man hält mit der linken Hand das Notizbuch möglichst wagrecht und zieht 

 mit der rechten Pland die aufzunehmenden Linien nach Möglichkeit parallel mit den 

 Linien des- Feldes und schätzungsweise mittels des Schrittmaßes auch in demselben Ver- 

 hältnisse zueinander wie in der Natur. Denkt man sich nun die Zeichenfläche des 

 Notizbuches zu einem Zeichenblatte vergrößert und auf ein Reißbrett aufgespannt, welches 

 auf der unteren Seite mit drei Füßen versehen ist, so daß es an jedem beliebigen Punkte 

 in bequemer Zeichenhöhe anfgestellt werden kann, so hat man die einfachste Form eines 

 Meßtisches. 



Zur genauen Wiedergabe einer Feldfigur, bezw. ihrer horizontalen Projektion (siehe 

 § 2, Seite 211) ist es aber erforderlich, daß man das Zeichenbrett horizontal stellen und 

 beliebig drehen könne, ohne dabei die Füße jedesmal umstellen zu müssen, ferner daß 

 man ein Lineal habe, welches genau in die Richtung der Feldlinie gebracht werden 

 kann. Zur Erfüllung der ersten Bedingung ist das Zeichenbrett mit den Füßen nicht 

 fest, sondern mittels eines Gestelles verbunden, das fast von jedem Mechaniker anders 

 angefertigt wird, aber immer nur den Zweck liat, den Meßtisch drehen und horizontal 

 oberhalb eines Punktes aufstellen zu können. Der zweiten Bedingung wird dadurch 

 genügt, daß man das Lineal mit einer Visiervorrichtung ausstattet. 



Es gibt, wie bereits erwähnt, eine ganze Reihe von Meßtischkonstruktionen, deren 

 Aufzählung und Beschreibung hier jedoch zu weit führen würde. Es sollen daher im 

 nachstehenden bloß zwei der gebräuchlichsten kleineren Meßtischformen behandelt werden. 



/. Der Patentmeßtisch von Kraft. 



1. Das Stativ. 



Es besteht aus dem Stativkopfe und den drei Stativfüßen (Fig. 260). Der Stativ- 

 kopf ist eine kreisrunde hölzerne Scheibe k, der sogenannte Teller, die zur Verhinderung 

 des Werfens häufig aus mehreren mit den 

 Fasern senkrecht aufeinander stehenden Teilen 

 zusammengesetzt ist. In der Mitte befindet 

 sich eine vierseitige in der Regel mit Messing 

 gefütterte Öffnung Z>, durch welche der Zajjfen 

 des Meßtisches gesteckt und von unten mit 

 einer Flügelsehraube, der sogenannten li erz- 

 schraub o, befestigt wird. In einiger Ent- 

 fernung vom Rande gehen von unten nach 

 oben drei Messingschrnuhen c durch, welclie 

 am unteren Endo mit einem Flügel oder einer 

 geriffelten Scheil)e versehen, am oberen lOnde 

 glatt geschliffen sind und gleich weit von- 

 einander abstehen, also ein gleichseiligus Fig. 2150. 

 Dreieck bilden. Diese Sehrauben, die Stell- 

 schrauben, dienen zum Auflegen des Meßtisches, welcher sonach auf bloß drei l'unkten 

 ruht, durch deren Heben und Senken das llori/t)ntalstellen bewirkt wird. Die drei Füße 

 sind am Stativteller zwischen den Stellschraubi>ii ("benfalls in gleichen Abständen so an- 



17* 



