— 260 — 



gebracht, daß eine um einen Messingbolzen i am oberen Fußende wie in einem Scharnier 

 bewegliche Schraubenspindel m von unten durch den Teller gesteckt und oben durch 

 eine Schraubenmutter s festgestellt werden kann. Die Füße / sind etwa 12 m lang und 

 am unteren Ende mit einem eisernen Schuh zum Eindrücken in den Boden versehen. 



Ein gutes Stativ darf nicht zu schwer sein, muß aber doch eine große Stand- 

 festigkeit besitzen und soll sich rasch und bequem aufstellen lassen. 



2. Das Tischblatt. 



aj Beschreibung. Das Tischblatt P (Fig. 261) ist ein Zeichenbrett, aus weichem 

 Holze (am besten Linde), das wie der Stativteller zur Verhinderung des Werfens aus 

 mehreren Brettchen parkettenartig zusammengeleimt und mit zwei Hirnleisten oder einem 

 ganzen Rahmen aus hartem Holze versehen ist. An seiner unteren Fläche trägt es 

 zwei Einschubleisten I und l\ welche zweimal geschlitzt sind, und zwar einmal von 

 unten nach oben, also senkrecht zum Reißbrett d und d\ das anderemal von links 

 nach rechts, also parallel zum Reißbrett c und '■'. Zwischen diesen Leisten befindet sich 

 das Schiebungskreuz A', dessen Längsarme die Schlitze/ und/' aufweisen und durch 

 die Schlitze c und c' der Einschubleisten durchgehen. Das Schiebungskreuz ist mit dem 

 Brett nicht verbunden, sondern läßt sich zwischen den Leisten nach allen Richtungen 

 hin- und herschieben. Dort, wo sich die Schlitze f und /' mit den Sehlitzen l und /' 

 kreuzen, sind die Schrauben s und s' durchgesteckt, deren Mutter in einer unter der Leiste 

 im Brette angebrachten Rinne auf und ab bewegt werden kann. Sind diese Schrauben fest 



angezogen, dann ist das Schiebungs- 

 kreuz mit dem Tischblatte fest ver- 

 bunden. In der Mitte des Schiebungs- 

 kreuzesist eine kreisrunde messingene 

 Scheibe u-, die Wendescheibe, fest 

 angebracht, deren Rand mit Zähnen 

 versehen ist, in welche eineseitlicham 

 Schiebekreuz befindliehe Schraube 

 ohneEnde meingreift. Diese Schraube, 

 die Wen desch raub e, kann mittels 

 eines Hebels A ausgeschaltet werden, 

 so daß sie die Zähne der Wende- 

 scheibe nicht berührt, diese also 

 frei gedreht werden kann. Wird 

 der Hebel jedoch zugeklappt, dann 

 kann die Drehung der Scheibe nur 

 mittels der Wendeschraube bewirkt 

 werden. Auf der Wendescheibe be- 

 findet sich im Mittelpunkte mittels eines Kugelgelenkes ein Zapfen eingelassen, der einen 

 viereckigen Querschnitt, entsprechend der Öffnung D im Stativteller, besitzt und nach 

 unten in eine Schraubenspindel R endet, zu welcher eine Schraubenmutter mit zwei Flügeln, 

 die Herzschraube, gehört. Dieser Zapfen wird durch die Telleröffnung durchgesteckt und 

 von unten mit der Herzschraube festgezogen, wodurch die Wendescheibe gegen die drei 

 Stellschrauben des Stativs gepreßt wird. Dadurch ist dann das Tischblatt mit dem Stativ 

 verbunden. 



hj Gebrauch. Nachdem der Meßtisch fest am Stativ angebracht ist, wird zuerst die 

 grobe Horizontalstellung vorgenommen, d. h. der Meßtisch wird so aufgestellt, daß das 

 Stativ feststeht und das Tischblatt dem Augenmaße nach horizontal liegt. Hiebei ist 

 darauf zu achten, daß die Fußschrauben fest angezogen sind, damit die Füße nicht 

 wackeln, daß die drei Stellschrauben beiläufig gleich hoch über den Teller herausragen 

 und daß die Wendescheibe auf allen drei Stellschrauben aufliegt. 



Hierauf wird die feine Horizontalstellung vorgenommen. Das Horizontalstellen 

 eines Instrumentes beruht auf dem Lehrsatze, daß eine Ebene durch zwei sich schnei- 

 dende Gerade oder durch drei nicht in einer Geraden liegende Punkte (durch welche 

 ja immer zwei sich Schneidende gezogen werden können) bestimmt ist. Es wird also 

 das Horizontalstellen nach § 7 I 2 C, beziehungsweise nach dem ..Zusatz" hiezu vorgenommen. 

 Der Vorgang ist sonach folgender: Man stellt eine geprüfte und berichtigte Libelle bei 

 leicht geöffneter Herzschraube zuerst über zwei Stellschrauben und bringt sie durch 

 Heben und Senken dieser Schrauben, also durch gleichzeitiges entgegengesetztes 

 Drehen beider Schrauben, zum Einspielen. Dann dreht man die Libelle um 90" und 

 stellt sie so, daß das eine Ende über die Mitte der beiden verwendeten Stellschrauben, 

 das andere Ende über die dritte bisher noch unberührte Stellschraube zu liegen kommt 

 und bringt die Libelle durch Heben oder Senken dieser dritten Schraube allein 

 auch in dieser Richtung zum Einspielen. Diesen Vorgang wiederholt man so oft, bis 

 die Libelle in beiden Lagen genau einspielt, worauf die Herzschraube wieder fest- 



Fig. 261. 



