— 261 



gezogen wird. Dem Anfänger widerfährt es hiebei oft, daß sich die dritte Stellschraube 

 nicht genügend herausschrauben läßt. In dem Falle muß die Herzschraube noch mehr 

 geöffnet werden. Auch kommt es oft vor, daß nach fertiger Horizontierung die Herz- 

 schraube nicht fest genug angezogen werden kann, damit der Tisch fest an die Stell- 

 schrauben gepreßt ist. Man überzeugt sich hievon, indem man versucht, ob der Tisch 

 nicht in der Richtung von oben nach unten wackJt. In diesem Falle müssen alle drei 

 Stellschrauben gleichmäßig gehoben und neuerdings horizontal gestellt werden. 



Bevor man eine Libelle zur Horizontierung eines Meßtisches verwendet, muß sie 

 immer erst auf ihre Richtigkeit geprüft werden, faUs man dies nicht kurz vorher schon 

 getan liätte. Dies geschieht na(;h § 7 1 2 C, indem man sie über zwei Stellschrauben 

 legt, zum Einspielen bringt und dann über denselben zwei Schrauben um 180' verdreht 

 aufsetzt. Sollte die Blase nicht einspielen, dann wird nach bekannter Weise der halbe 

 Ausschlag mit den Stellschrauben, der andere halbe Ausschlag mit der Libellenrektifizier- 

 schraube beseitigt. 



c) Prüfung und Berichtigung. Ein guter Meßtisch muß folgenden Anfor- 

 derungen entsprechen: 1. die obere Fläche soll eine Ebene sein, 2. soll sie parallel zur 

 Wendescheibe sein. 



Die erste Eigenschaft prüft man, indem man ein Lineal, dessen Kante eine vollkommen 

 gerade Linie bildet, hochkantig mit 

 dieser Kante auf das Tischblatt in 

 vielenRichtungenauflegtund unter- 

 sucht, ob nirgends ein Zwischen- 

 raum zwischen Brett und Lineal 

 vorhanden ist. Ist dies der Fall, 

 dann müssen die Unebenheiten von 

 einem guten Tischler beseitigt 

 werden. Dies selbst mittels Ab- 

 bimsen zu besorgen, erfordert 

 Übung und ist nicht zu empfehlen. 



Die zweite Anforderung wird 

 untersucht, indem man eine Libelle 

 auf den bereits vollkommen hori- 

 zontal gestellten Meßtisch an eine 

 beliebige Stelle setzt und den Meß- 

 tisch langsam im Kreise dreht. Zeigt 

 hiebei die Blase an irgendeinem 

 Punkte einen Ausschlag, dann muß 

 derTisch zum Mechanikerkommen. 



Auch müssen alle Schrauben 

 gut funktionieren und sowohl 

 Schiebekreuz als auch Wende- 

 scheibe sich leicht bewegen lassen. 

 Metallteile werden bei schwerer 

 Beweglichkeitmit reinem Knochen- 

 Öl wenig befeuchtet, Holzteile mit 

 trockener Kernseife eingerieben. 



//. Neuerer Meßtisch. 



Dieser Meßtisch führt keinen besonderen Namen; er wird häufig verwendet, da er 

 sich gut für kleinere Arbeiten eignet. 



1. Das Stativ. 



Es besteht ebenfalls aus dem Stativkopf und den drei Füßen. Der Stativkopf ist 

 hier ein nach oben verjüngter konischer Zapfen Z, Fig. 2ß?, der den Meßtisch trägt und 

 nach unten in ein dreikantiges Prisma p ausläuft. An jeder Seite desselben sitzt einer 

 der drei Füße, der mit der Flügelschraube /' in jeder beliebigen Lage festgestellt 

 werden kann.*) 



2. Das Tischblatt. 



a) Beschreibung. Das Tischblatl, welches, wie alle andoron aus weichem Holz, 

 it harten Hirnleisten gefertigt ist, trägt auf eeiner unteren Seite keine Leisten, sondern 

 vei metallene, innen mit einem (lewindo versehene und in das Brett eingelassene 



zwei 



*) Die Stative der geodätischen Instrumente überhaupt können Tellerstative oder 

 Zapfenstative sein. Das unter / beschriebene Ist ein Tellerstativ, unter // ein Zapfenstativ. 



