— 262 — 



Büchsen, in welche zwei Flügelschrauben 5 (Fig. 2ß.Si passen. Die Verbindung mit dem 

 Zapfenstative geschieht durch ein Zwischengelege. Dieses besteht aus einer Metallhülse H. 

 Fig. 262, mit der Klemmschraube K zum Festklemmen auf dem Zapfen des Stativs. Am 

 (oberen) Ende befindet sich die kleine Wendescheibe w, auf welcher die hölzerne Brille h' 

 befestigt ist, welche das Schiebekreuz vertritt. Wird das Tischblatt so auf die Brille 

 gelegt, daß die obenbezeichneten Schraubenbüchsen über die Brillenlöcher / und V 

 (Fig. 262 und 263) zu liegen kommen, dann kann mittels zweier Flügelschrauben S in 

 Fig. 263, die je eine Holzscheibe h von etwas größerem Durchmesser als der der 

 Brillenlöcher tragen, das Tischblatt fest mit der Brille verbunden Averden. Fig. 263 

 zeigt das Brett mit der Brille im Durchschnitte. Sind die beiden Flügelschrauben S 

 gelüftet, dann kann das Brett auf der Brille so weit nach allen Richtungen verschoben 

 werden, als die Brillenöffnung / V Spielraum gewährt. Die Wendescheibe w trägt, wie 

 beim Kraft'schen Meßtisch am Rande eine Zahnung, in welche eine Schraube ohne Ende, 

 die Wendeschraube «', eingreift. Die Wendeschraube kann auch hier mittels eines 

 Hebels h aus- und eingeschaltet werden, so daß sich die Wendescheibe entweder frei 

 mit der Hand oder bloß mittels der Wendeschraube drehen läßt. Die Horizontalstell- 

 vorrichtung ist bei diesem Meßtische nicht am Stativ, sondern am Zwischengelege an- 

 gebracht. In die Hülse H reicht von oben herab ein vierkantiges Metallprisma, das mit 

 der Wendescheibe rechtwinklig verbunden ist und sich in einem Kugelgelenk drehen 

 läßt. Auf jede Seite desselben wirkt je eine der Schrauben a, 6, c, rZ, von denen sich 

 je zwei gegenüberstehen, so daß also der Zapfen und mit ihm das Tischblatt nach allen 



Fig. 263. 



Seiten • bewegt werden kann. (Eine ähnliche Einrichtung besitzt das Nivellierdiopter, 

 siehe dieses.) 



hj Gebrauch. Der Tisch wird, wie der in / besprochene, zuerst am Stativ be- 

 festigt und dem Augenmaße nach horizontal gestellt. Zur feinen Horizontalstellung wird 

 die rektifizierte Libelle über zwei gegenüberliegende Schrauben z. B. a und '■ gestellt, 

 durch Nachlassen der einen und gleichzeitiges Anziehen der anderen Schraube zum Ein- 

 spielen gebracht, sodann über das andere Schraubenpaar b und d gesetzt und abermals 

 zum Einspielen gebracht. Hiebei ist besonders darauf zu merken, daß beide Schrauben 

 stets anliegen, d. h. daß zwischen dem prismatischen Zapfen und den Schrauben kein 

 Zwischenraum besteht. Man .erkennt dies sowohl daran, daß der Tisch, an einer Kante 

 erfaßt, in der Richtung von oben nach unten nicht wackelt, als auch daran, daß man 

 in der einen Hand den Gegendruck der in der anderen Hand befindlichen Schraube 

 immer fühlt. 



cj Prüfung und Berichtigung. Hier gilt das bei dem Kraft'schen Meßtisch 

 Gesagte. 



III. Die Nebengeräte. 



Zum Arbeiten mit dem Meßtische sind noch erforderlich: 1. eine Libelle. 2. ein 

 Lineal mit einer Visiervorrichtung, 3. eine Lotgabel, 4. ein Ordinatenwinkel, 5. eine 

 Boussole, 6. ein Instrument zum Längenmessen, 7. Zeichenrequisiten und Sonstiges. 



1. Die Libelle. 



Man verwendet hiezu eine Libelle, wie sie im § 7 beschrieben wurde. Damit das 

 Zeichenblatt durch das Hin- und Herschieben der Libelle nicht beschmutzt werde, über- 

 klebt man die Auflagefläche derselben mit Zeichenpapier. 



