— 264 — 



Man verschafft sich also vorerst eine gut anzuvisierende vertikale Linie, indem 

 man auf einem weißen Hintergrund (Haus) eine schwarze Schnur ziemlidi hoch auf- 

 hängt und unten einen Stein daran bindet, der die Schnur vertikal spannt. Sodann 

 stellt man den Meßtisch in einer Entfernung von beiläufig 30 m von der Schnur auf. 

 horizontiert ihn i^ehr genau und stellt das Diopterlineal, dessen Lamellen ganz aufgeklappt 

 sein müssen, in die Richtung gegen die Schnur darauf. Hierauf visiert man über einen einzigen 

 Punkt der Okularritze, etwa über ihr unteres Ende, nach der Schnur und bringt durch Drehen 

 des Meßtisches mitteis der Wendeschraube den Objektivfaden ganz nahe der Schnur. Ist 

 derselbe mit der Schnur parallel, dann steht er vertikal (oder ist höchstens innerhalb 

 der Visierebene, also nach vom oder rückwärts geneigt, was keinen nachteiligen Ein- 

 fluß ausübt). Bildet der Faden jedoch mit der Schnur einen Winkel, dann kann man 

 diesen Fehler auf zweierlei Weise beseitigen. Die Roßhaare sind in Dioptern gewöhnlich 

 so befestiiit. daß sie mittels eines kleinen hölzernen Keilchens in ein oberhalb und unter- 

 halb des Objektivfensters befindliches Loch geklemmt sind. Man kann also durch Heraus- 

 kloiDien dieser Keilchen und Wiedereinklemmen des Fadens in einer anderen Stellung (mittels 

 eines gespitzten Zündholzes) geringe Fehler der Fadenstellung beseitigen. Ist diese Korrektur 

 aber nicht ausreichend oder sind die Fäden unbeweglich angebracht, dann können die 

 Schräubchen, mit denen das Lamellenscharnier am Lineale befestigt ist, gelüftet und nach 

 einseitigem Unterlegen von Papier- oder Holzblättchen wieder festgeschraubt werden, 

 wodurch ebenfalls der Faden eine andere Lage bekommt. 



Ist der Objektivfaden auf diese Weiss vertikal gestellt, dann wird mittels der 

 Wendeschraube des Meßtisches der Faden genau in die Mitte der Schnur eingestellt und 

 das Auge von dem imtersten Funkte der Schauritze, über welchen man bisher visiert 

 hatte, langsam nach aufwärts bewegt und dabei beobachtet, ob der Faden immer in der 

 Mitte der Schnur bleibt. Ist dies der Fall, dann steht auch die Okularritze vertikal; 

 wenn nicht, dann wird sie auf dieselbe Weise berichtigt, wie die Objektivlamelle. Sind 

 die Lamellen fest mit dem Lineale verbunden, dann muß eine eventuelle Berichtigung 

 der Mechaniker vornehmen. • 



ccj Um dies zu prüfen, stellt man das nach hh) berichtigte Diopter quer über eine 

 Ecke des Meßtisches, so daß die Lamellen beiderseits über den Tisch herausragen, und 

 stellt die Visur durch Drehen des Tisches scharf auf die gespannte Schnur ein. Hierauf 

 steckt man am Anfange und Ende des Lineales zwei möglichst feine Nähnadeln (Anschlag- 

 nadeln, siehe diese, Seite 271) genau an die Ziehkante vertikal in den Tisch. Sodann dreht 

 man das Diopter so um, daß die Lamellen nach abwärts hängen, schiebt die Ziehkante sachte 

 an die zwei Nadeln an und visiert abermals nach der Schnur (unter dem Tisch durch). 

 Trifft die Visur wieder genau die Schnurmitte, dann ist die verlaugte Bedingung erfüllt, 

 wenn nicht, dann gibt man das Instrument am besten zum Mechaniker. In der Regel 

 sind bei kleineren Diopterlinealen die Lamellen ohnehin nicht seitlich verschiebbar 



Die Berichtigungen hh) und ccj sind vorerst nur mit einem Diopterpaar vorzu- 

 nehmen und es muß noch untersucht werden, ob die durch das zweite Diopterpaar 

 bestimmte Visierebene mit der bereits geprüften zusammenfällt. Zu diesem Zwecke legt 

 man das bereits rektifizierte Lineal an die beiden Nadeln, visiert die Schnur scharf an, 

 setzt dann das Diopterlineal um 180" verdreht so um, daß das bisher verwendete Okular 

 gegen die Schnur zu liegen kommt und legt die Ziehkante abermals scharf an die Nadeln 

 an. Visiert man nun durch das andere bisher noch unberücksichtigt gelassene Okular, 

 so muß die Sdmur wieder genau in der Visur liegen. Ist dies nicht der Fall, dann ist 

 das zweite Diopterpaar abwechslungsweise zusammen mit dem ersten unverwendbar und 

 kann bloß für sich allein nach vorgenommener l'rüfung hhj und c-J benützt werden. 



Die Prüfung des Berodiopters erfolgt in der Weise, daß man das Instrument mit 

 der zuerst geprüften Visierebene scharf auf die Schnur einstellt, dann zuerst durch das 

 Okular des Bergdiopters nach der Schnur sieht, und wenn die Visur wieder durch die 

 Schnur geht, auch den Objektivfaden des Bergdiopters aufstellt und nachsieht, ob er in 

 derselben Ebene liegt. Eine eventuelle Berichtigung kann nur vom Mechaniker vor- 

 genommen werden. 



cj Gebrauch. Die Anwendung des Diopterlineals ergibt sich aus dem Gesagten 

 von selbst. Es dient dazu, um auf dem Meßtische Linien zu ziehen, welche mit den 

 Linien der Natur parallel und vertikal darüber liegen. Hat man einen Punkt h am 

 Meßtisch gegeben, der vertikal über dem entsprechenden Feldpunkt B liegt und soll 

 man nach einem anderen Punkte C den Strahl (Rayon) ziehen, so legt man die Zieh- 

 kante des Diopteilineals scharf an den gegebenen Punkt h an (am besten, indem man mit 

 der rechten Hand an diesen Punkt die Ecke der Libelle oder des Messingmaßstabes bringt 

 und festhält) und schiebt das Lineal so lange längs des Punktes h hin und her, bis die 

 Visur genau durch den im zweiten Punkte C vorher vertikal eingesteckten Absteckstab 

 geht. Zieht man dann längs der Ziehkante eine feine Linie, den Rayon, so liegt sie vertikal 

 über der Bodenlinie und parallel zu ihr. 



Ebenso verfährt man, wenn noch ein weiterer Punkt A anzuvisieren ist. Der nach 

 A gezogene Rayon schließt dann mit dem nach C gezogenen einen Winkel ein, der mit 

 dem Feldwinkel ABC gleich ist. 



