— 2G7 



unrichtig ist, muß sie stets vorher sorgfältig beseitigt werden. Glaubt man also, das 

 Fadenkreuz richtig gestellt zu haben, dann visiert man eine Kirchturmspitze, einen Blitz- 

 ableiter oder dergl. an, stellt das Okular scharf ein und nickt wiederholt mit dem Kopfe, 

 um zu sehen, ob Bild und Fadenkreuz ruhig bleiben, also in einer Ebene sind. Manchmal 

 wird sich die Parallaxe nicht ganz durch bloßes Verschieben der Okularröhre beseitigen 

 lassen. Es ist dies ein Zeichen, daß man das Fadenkreuz doch nicht ganz richtige gestellt 

 hatte, weshalb noch eine kleine Drehung an der Okularlinse notwendig ist. Damit sich 

 dieselbe nicht mehr verschiebt, befestigt man sie »tu besten mit einem Tropfen Siegellack. 



Erst nach vollkommener Beseitigung der Parallaxe ist das Fernrohr arbeitsfähig 

 und es sind dann die Prüfungen der Kippregel vorzunehmen, und zwar ist zu unter- 

 suchen: aaj ob die Ziehkante eine gerade Linie ist. bb^ ob die optische Achse des 

 Fernrohres senkrecht auf seiner Drehungsachse steht, ccj ob die Drehungsachse parallel 

 mit der unteren Linealebene, d. h. bei honzontiertem Meßtisch horizontal ist, und dd^ ob 

 die Ziehkante in der Visierebene liegt. 



aaJ Wie ein Lineal auf diese Eigenschaft geprüft wird, ist schon beimJDiopterlineal 

 gesagt worden. 



bbj und ccj Für diese Untersuchungen kann man unterscheiden, ob das Fernrohr 

 um 180" gedreht werden kann, so daß Objektiv und Okular vertauscht sind oder nicht. 

 Im ersten Falle heißt das Fernrohr durchschlagbar und das Umdrehen selbst heißt 

 Durchschlagen. Bei Kippregeln kann das Fernrohr in der Regel nur mit dem Okular 

 durchgeschlagen werden, da bloß die dem Okular 

 zugekehrte Pernrohrhälfte bei ganz hineinge- 

 schobener Okularröhre kürzer ist, als der Fern- 

 rohrständer. 



Ist das Fernrohr nicht durch schlag- 

 bar, so verfährt man wie folgt: Man stellt den 

 Meßtisch zirka 40 bis 50 m vor einer vertikalen 

 möglichst hohen Mauer auf, schlägt am höchsten 

 erreichbaren Punkte einen Nagel N ein und bindet 

 eine lange Schnur an denselben. Sodann stellt 

 man die Kippregel mit der Drehungsachse dem 

 Augenmaße nach parallel zur Mauer auf den bloß 

 dem Auge nach horizontierten Meßtisch und visiert 

 den Nagel N an. Dann kippt man das Fernrohr 

 in den Horizont, schlägt dort, wo die Visur die 

 Mauer trifft, einen zweiten Nagel N' ein und bindet 

 die Schnur an den Nagel vollkommen gespannt an, 

 so daß sie eine Gerade iV N' bildet, Fig. 268. 

 Nun bewegt man das Fernrohr langsam nach N 

 aufwärts und beobachtet, ob die Visur stets durch 

 die Schnur geht, d. h. ob das Fadenkreuz immer 

 an der Schnur bleibt. Ist dies der Fall, dann 

 stehen optische Achse und Drehungsachse auf- 

 einander senkrecht. Weicht aber die Visur gegen 

 die Mitte der Schnur immer mehr ab und nähert 



sie sich gegen den Nagel ^V zu wieder der Schnur, dann stehen die beiden genannten Aöhsen 

 aufeinander nicht senkrecht.*) Eine Korrektur kann man nur vornehmen, indem man 

 das Fadenkreuz mit den dazu vorhandenen Schrauben nach links oder rechts verschiebt 

 und den Vorgang wiederholt. 



Hat man ;'uf diese Weise die senkrechte Stellung der optischen und der Drehungs- 

 achse gesichert, dann bindet man die Schnur vom Nagel -V los und befestigt daran einen 

 schweren Stein wodurch die Schnur vertikal gespannt wird. Hierauf horizontiert man 

 den Meßtisch genau und visiert scharf den Nagel A" an (pointiert ihn). Kippt man hier- 

 auf das Fernrohr in den Horizont, so muß die Visur durch die Schnur gehen, wenn die 

 Drehungsachse horizontal, also die Kippebene (d. i. die Ebene, welche die optische Achse 

 beim Auf- und Abkippen beschreibt) vertikal ist. Weicht die Visur ab, dann ist entweder 

 der Ständer mittels des Schräubchens m in Fig. 265 zu heben oder zu senken, oder 

 aber es muß, wenn der Ständer fest ist, die Drehachse selbst mittels der Schraube f. in 

 Fig. 266 horizontal gestellt werden. Ist eine Armachseniibelle vorhanden, so wird sie 

 nach dieser Operation nicht mehr einspielen und daher mit Hilfe ihres Roktifizierschräub- 



fjy" 



Fig. 268. 



*) In dem Falle beschreibt die optische Achse, d. i. die Verbindungsgerado zwischen 

 Fadenkreuzmittolpunkt und ()bjektivlins('niniitel])unkt beim Drehen keine Ebene, sondern 

 eine Kegcinäche (versinnbildlichen, indem man in einen Bleistift eine Nadel einmal senk- 

 recht, einmal schief einstockt und die Bewegung der Nadel beim Drehen des Bleistiftes 

 verfolgt), der Schnitt einer Kogelfläeho mit einer Ebene, also der Mauer, ist aber keine 

 Gerade, sondern eine Kurve .\ni'mN'. 



