— 270 — 



h) Prüfung. Die Prüfung beschränkt sich hier auf die Untersuchung, ob die 

 Teilung eine richtige und ob der Winkel ein rechter ist. Kleine Abweichungen sind 

 belanglos, wie aus der Art der Anwendung dieses Instrumentes erhellt. 



c) Gebrauch. Derselbe wird gelegentlich der Arbeiten mit dem Meßtische be- 

 sprochen werden. Der Ordinatenwinkel ist nicht unbedingt erforderlich, erleichtert jedoch 

 sehr das Aufstellen des Meßtisches. 



niedergedrückt wird, 

 den Glasdeckel preßt. 



5. Die Boussole. 



a) Beschreibung. Eine Boussole, Fig. 273, besteht in der Regel aus einer kreis- 

 runden metallenen, oben mit einer Glasscheibe geschlossenen Dose, aus deren Mittelpunkt 

 ein Stahlstift senkrecht in die Höhe ragt, auf wt-lchem eine Magnetnadel frei balancieren 

 kann. Damit die Reibung zwischen der Nadel und dem Stifte eine möglichst geringe sei, 

 ist in der Mitte der Nadel ein Achathütchen eingelassen. In derselben Ebene, in welcher 

 die Nadel schwingt, befindet sich längs des Randes der Dose ein kreisförmiger Metall- 

 streifen mit einer Einteilung in Grade oder bei größeren Boussolen in halbe Grade. 

 Um eine Boussole für Meßtischarbeiten verwendbar zu machen, ist sie auf einer quadra- 

 tischen Metallplatte so befestigt, daß zwei der Plattenkanten mit der Verbindungslinie 

 von 0" und 180^ (N und S), die anderen beiden mit der Verbindungslinie von 90'^ und 

 270° (0 und W) parallel laufen. Endlich ist nocli eine Vorrichtung angebracht, mittels 

 deren die Nadel, im Falle sie nicht gebraucht wird, festgestellt („arretiert") werden kann; 

 sie besteht aus einem Hebel, der, wenn er außerhalb der Dose mittels einer Schraube a 

 im Innern des Gehäuses die Nadel vom Stift abhebt und gegen 

 Es ist dies notwendig, um die starke Abnützung des Halancier- 

 stiftes, welche beim Transporte des Instrumentes un- 

 fehlbar eintreten müßte, zu verhindern. 



Die Nadel selbst ist entweder flach (Schwert- 

 nadel), wie in der Figur, oder hochkantig (Balken- 

 nadel) aufgehängt und ihre nach Norden zeigende 

 Spitze ist, zur Unterscheidung von der anderen, ge- 

 wöhnlich blau angelaufen. 



h) Prüfung und Berichtigung. Damit mit 

 der Boussole brauchbare Resultate erzielt werden 

 können, muß die Nadel eine genügende Empfindlichkeit 

 besitzen. Man prüft dies, indem man die in dem hori- 

 zontal aufgestellten Gehäuse zur Ruhe gekommene 

 Nadel durch .\nnäherung eines Eisenstückes zum Schwingen bringt und beobachtet, ob 

 sie nach Entfernung des Eisens wieder an ihrer ursprünglichen Stelle stehen bleibt. 

 Nimmt sie bei Wiederholung dieses Experimentes jedesmal eine andere Ruhestellung ein 

 und reagiert sie nicht sofort auf das angenäherte Eisenstück, dann ist entweder die 

 Balancierspitze verrostet, verbogen oder abgenützt oder es hat die Nadel ilire magnetische 

 Kraft verloren. Beide Fehler beseitigt am besten der Mechaniker. 



Auch soll die Nadel wagrecht balancieren, also auf keiner Seite über den geteilten 

 Kreis hervorragen. In der Regel befindet sich an dem einen Nadelarm ein Messingring, 

 durch dessen Verschieben die Nadel ins Gleichgewicht gebracht werden kann. Andernfalls 

 hilft man sieh durch Ankleben eines Stückchens Wachs an den zu leichten Arm. 



(• ' Gebrauch. Er beruht auf der bekannten Tatsache, daß eine freischwingende 

 Magnetnadel in ihrer Ruhelage stets mit einer Spit/.e nach Norden zeigt, also eine kon- 

 stante Richtung angibt. Die Verbindungsgerade der beiden Spitzen heißt die Nord-Süd- 

 Linie oder der magnetische Meridian.*) Liest man also in irgendeiner Stellung der 

 Boussole die Anzahl Grade, welche die Nordspitze zeigt, ab und stellt an einem anderen 

 Orte das Instrument so auf, daß die Nordspitze wieder auf die gleiche Ablesung zeigt, 

 so i>t klar, daß die Stellung der Boussole am zweiten Orte parallel ist ihrer Stellung 

 am ersten Orte, daß daher auch die Lage der Fußplattenkanten in beiden Orten eine 

 parallele ist. Das nähere über den Gebrauch der Boussole wird bei den Meßtischarbeiten 

 besprochen werden. 



6. Längenmeßinstrumente. 



Als solche werden die bereits oben beschriebenen Instrumente verwendet, und 

 zwar je nach der erforderlichen Genauigkeit entweder Latten oder das Stahlmeßband 

 oder aber auch nur Leinenmeßbänder, eventuell Meßketten. 



Fig 273. 



*) Er fällt nicht zusammen mit dem astronomischen Meridian, welcher der Schnitt 

 einer durch den Beobachterstandpunkt und die Erdachse gelegten Ebene mit der Erd- 

 kugeloberfläche ist. Die Abweichung des magnetischen vom astronomischen Meridian 

 heißt Deklination und ist vielen Schwankungen unterworfen; gegenwärtig ist sie eine 

 westUche und wird jährlich kleiner. 



