— 271 — 



Sehr häufig sind die Kippregeln zum optischen Distanzmessen eingerichtet, worüber 

 im § 19 das nötigste gesagt ist. 



7. Zeichenrequisiten und Sonstiges. 



An Zeichenrequisiten benötigt ninn: 



a) einen ^uten Zirkel, wenn möglich einen Haarzirkel (d. i. ein Zirkel, dessen 

 eine Spitze eine Feinbewegung hat); 



h) einen Transversalmaßstab aus Messing in dem verlangten Verhältnisse; 



c) zwei Bleistifte, und zwar einen Nr. 3 zum Beschreiben, den anderen Nr. 4 oder 

 5 zum Zeichnen; 



d) einen 'weichen guten Radiergummi; 



e) einige feine Anschlag- oder Pikiernadeln. 



Hiezu nimmt mau möglichst feine, aber nicht zu kurze Nähnadeln, auf welche 

 man kleine Köpfchen aus Holz befestigt oder einen Tropfen Siegellack anbringt, wodurch 

 das Einstecken in das Zeichenblatt erleichtert wird. (Zum Zwecke der Anfertigung von 

 Siegellaekköpfen erwärmt man etwas Siegellack, klebt es über das Öhrende und hält es. 

 die Nadelspitze aufwärts über eine Flamme, wodurch es Tropfenform annimmt. In diesem 

 Zustande läßt man es erstarren; man muß sich jedoch hüten, die Nadel selbst allzusehr 

 zu erwärmen, weil sie sonst weich wird); 



f) eine Bleistiftfeile oder ein Himssteinchen zum Nachspitzen der Bleistifte. 



Alle diese Behelfe samt einer Reißfeder erhält man käuflich in Etuis zusammen- 

 gestellt unter dem Namen Feldreißzeug. 



An sonstigen Behelfen sind erforderlich: Ein starker großer Leinwandschirm mit 

 einem Stockstativ, um auch bei Sonnenschein arbeiten zu können und bei einfallendem 

 Regen die ersten Tropfen abzuhalten, ferner einen Wachstuch- oder Lederüberzug über 

 den ganzen Meßtisch zum Schutze gegen Feuchtigkeit, endlich eine Anzahl Absteckstäbe, 

 Signalfahnen, ein Reservesenkel u. dgl. 



§ 17. Das Arbeiten mit dem IVIeßtische. 



1. Das Aufstellen. 



Um mit dem Meßtische arbeiten zu können, muß man ihn vor allem meßgerecht 

 aufstellen. Ein Meßtisch heißt meßgerecht aufgestellt, wenn er aj horizontiert, hj zentriert, 

 cj orientiert ist. 



aJ Der Meßtisch ist horizontiert, wenn die Libelle an jeder beliebigen Stelle der 

 Tischplatte einspielt (siehe Seite 260); 



b) er ist zentriert, wenn der betreffende Bodenpunkt, der jeweilige Standpunkt, 

 vertikal unter dem gleichnamigen Tischpunkte liegt (siehe Seite 269); 



cJ er ist orientiert, wenn die Tischlinien, d. h. die am Blatte gezeichneten Linien, 

 parallel mit den gleichnamigen Feldlinien laufen. 



Bei der meßgerechten Aufstellung kann man mehrere Fälle unterscheiden. 



1. Am Tischblatte ist noch nichts verzeichnet und man beginnt eben erst die 



Arbeit. 



Man stellt den Tisch in bequemer Zeichenhöhe so über den gegebenen Feldpunkt, 

 daß voraussicjjtlich keiner der aufzunehmenden I'unkte über das Tischblatt hinausfällt 

 und senkelt den gegebenen Bodenjjunkt mittels der Lotgabel auf den Tisch. Eine Orien- 

 tierung ist in diesem Falle nicht notwendig, da alle von dem Punkte aus gezogenen 

 Strahlen ohnehin i)arallel mit den Feldlinien sind. 



2. Am Zeichenblatte ist bereits eine Linie vorhanden, in deren einem 

 Endpunkte man aufstellen soll. 



Wäiirond im ersten Falle der Tisch beliebig gestellt weiden konnte, handelt es 

 sich hier darum, einen schon gegcl)onon Tischpunkt o über den Bodenpunkt .1 und den 

 gegebenen Rayon ah über die Foldliiüe -1 />' zu bringoii, Fi.-. 274. 



Man stellt den Tisch dem AugeiimalU^ nach horizontal so auf, daü beiläufig a über 

 A zu liegen kommt und droht ihn hei ausgelöster Rlikrometerschrnube so, daß <i l< bei- 

 läufig in die Richtung .1 />' fällt. Nun nimmt man die I>otf^abol und umorsuchl, ob a 

 tatsächlich i'ibor .1 liegt, was in der Regel natürlich nicht der Fall sein wird. Fohlt 



