— 272 — 



viel, dann muß der ganze Tisch umgestellt werden; ist die Abweichung aber nicht be- 

 deutend, dann wird die Tischplatte mittels des Schiebekreuzes so weit verschoben, bis a 

 über A liegt, wobei aber immer a h in der Richtung .4 B liegen muß. Xun schraubt man 

 das Schiebungskreuz fest, stellt den Tisch genau horizontal, legt das Visierlineal scharf 

 an die Linie a h und dreht den Tisch mit der Wendeschraube so lange, bis die Visur 

 genau durch den in JB aufgestellten Absteckstab geht. Zur Vor-icht prüft man nochmals 

 mit der Lotgabel und wiederholt den Vorgang bei vorkommender Abweichung. 



Zur rascheren Orientierung leistet in diesem Falle der Ordinatenwinkel sehr gute Dienste. 

 Nehmen wir an, der Tisch sei bereits in A vollkommen meßgerecht aufgestellt, 

 Fig. 274, so liegt der Tischmittelpunkt c (Schnitt der beiden Diagonalen), um welchen 

 sich bei normaler Lage des Schiebungskreuzes die Tischplatte dreht, über einem be- 

 stimmten Punkte des Bodens C und kann gar nicht über einem anderen Punkte liegen, 

 wenn die Tischlinie « h über der Feldlinie A B liegen soll. Daraus folgt, daß man den 

 Meßtisch überhaupt nur dann in .4 meßgerecht aufstellen kann, wenn auch c über C 

 gestellt wird. 



Sucht man sich also zuerst am Boden den Punkt C und stellt mittels eines Senkels 

 den Tisch so darüber, daß c über C liegt, dann braucht man nur die Tischplatte so 



lange zu drehen, bis die Visur über « h durch 

 B geht und es wird dann von selbst a über A 

 fallen, d. h. der Tisch orientiert sein. Die 

 Bestimmung von C am Boden ist wegen der 

 Kongruenz der Dreiecke a 1 c und A I C sehr 

 einfach. Man mißt mit Hilfe des Ordinaten- 

 winkels die Katheten « / und 1 c und über- 

 trägt sie auf den Boden, indem man den 

 Ordinatenwinkel mit dem Schenkel i^ i so an 

 die Feldlinie -4 B legt, daß die bei a am 

 Tische abgelesene Ziffer nun bei A liegt; 

 dadurch ergibt sich dann der Punkt C dort, 

 wo man bei c am Tische abgelesen hatte 

 (der Punkt / wird nicht benötigt). Den so 

 gefundenen Punkt ^' markiert man sich mit 

 einem zu diesem Zwecke bestimmten Eisen- 

 nagel, dem Markierstift, und stellt dann 

 darüber den Meßtisch mit seinem Mittel- 

 punkte auf. Hiebei muß man beaciiten, daß keiner der drei Füße über den Punkt A zu 

 liefen kommt, da man sonst mit der Lotgabel hiuifig nicht arbeiten kann. Hierauf dreht 

 man den Tisch, bis a 6 in die Richtung ^4 B fällt, wobei dann o über A stehen wird. 



3. Am Zeichenbrette ist bereits eine Linie ab vorhanden, und man soll den Tisch 

 in einem Zwischenpunkte von A B aufstellen. 



Zu diesem Zwecke bestimmt man sich mittels Einmessens jenen Punkt C der Linie 

 -4 B, über welchem man aufstellen soll, auch am Tische als Punkt c und stellt dann nach 

 Absatz 2 c über ('. Hierauf dreht man die horizontierte Tischplatte, bis die Visur durch 

 das Signal bei B geht und untersucht, ob die Rückvisur auch durch A geht. Ist dies nicht 

 der Fall, dann muß der Tisch mit dem Schiebekreuz etwas verschoben werden. Ein 

 zweimaliges Wiederholen genügt in der Regel, um den Tisch meßgerecht zu stellen. 



Fig. 2T4. 



4, Der Meßtisch soll mit der Boussole orientiert werden. 



Dies erfordert, daß schon bei der ersten Aufstellung des Meßtisches der magnetische 

 Meridian am Tischblatte gezosfcn worden sei. Man wird also, nachdem der Meßtisch auf 

 dem ersten Punkte meßgerecht aufgestellt worden ist, die Boussole auf den Tisch legen 

 und so lange sachte drehen, bis die Nordspitze auf 0'', die Südspitze auf ISO« zeigt; dann 

 liegt natürlich die mit bis 180 parallele Kante der Fußplatte auch im magnetischen 

 Meridian und eine längs dieser Kante gezogene Linie stellt dann die Nord-Süd-Linie dar. 

 Um eine möglichst lange Linie zu erhalten, legt man noch das Visierlineal an diese 

 Kante und zieht an den Rändern des Meßtisches kurze (1 cm) Striche, die sogenannten 

 Randmarken, die man mit A' und S bezeichnet. 



Um nun an irgendeinem anderen Feldpunkte den Meßtisch zu orientieren, legt 

 man das Lineal wieder an die Randmarken, schiebt die Boussole sanft an das Lineal 

 und dreht die Meßtischplatte so lange, bis die Nordspitze auf 0'^ zeigt. Dann hat der 

 Meßtisch dieselbe Lage wie in seiner ersten Aufstellung und es laufen daher alle Meß- 

 tischlinien parallel den gleichnamigen Feldlinien. 



