277 



und 4 erhalten wurde, das anderemal als Tischpunkt 5', wie ihn die Aufnahme über 

 ■S', 7 und '<■ ergab. 



Eine solche Schlußdifferenz kann ihre Ursache haben entweder aj in einem bei 

 der Aufnahme begangenen groben Fehler oder hj in unvermeidlichen kleinen Fehlern; 

 manchmal auch in beiden. 



aJ Ein grober Fehler muß unter allen Umständen aufgesucht und beseitigt werden ; 

 er entsteht zumeist durch Außerachtlassen der nötigen Vorsicht und der Kontroll- 

 messungen und kann sich entweder bloß auf eine falsche Länge oder auf einen falschen 

 Winkel oder auf beides erstrecken. 



«et Ein Längenmeßfehler entsteht zumeist durch Verzählen der aufgelegten Meß- 

 bandlängen oder halben Längen, wird also oftmals 10 oder 20 m betragen. Ein Längen- 



Fig. 282. 



Fig. 283. 



fehler kann häufig dadurch erkannt werden, daß man die zwei Punkte, zwischen denen 

 sich der Schlußfehler befindet, durch eine Linie verbindet und nachsieht, ob im Polygon 

 irgendwo eine damit parallele Umfangs- 

 linie vorkommt. In Fig. 282 ist z. B. mit 

 der Linie ■'> — 5', die Umfangslinie 1 — ^ 

 nahezu parallel; es ist also mit großer 

 Wahrscheinlichkeit anzunehmen, daß die 

 Linie 1 — i* zu lang gemessen worden sei. 

 Man wird daher vorerst diese Linie nach- 

 messen. Findet man hiebei in der Tat 

 den vermuteten Fehler, dann verschiebt 

 sich ^ gegen / hin, um den gefundenen 

 Fehler und infolgedessen rücken dann auch 

 die Punkte V und 4 um dasselbe Stück 

 parallel zurück und es wird dann ä bereits 

 ganz nahe an ■>' fallen, die Schlußdifferenz 

 also nahezu verschwinden. Findet man aber 

 den Fehler nicht in / — 2, dann ist es am 

 besten, die ganze Aufnahme zu wiederholen. 



hbj Ein Winkelfehler kann entstehen 

 durch Anvisieren einesfalschenSignalsoder 

 durch mangelhaftes oder falsches Orien- 

 tieren des Meßtisches. Er kann oft dadurch 

 erkannt werden, daß die zweiSchlulJpunkte 

 von irgend einemPolygonpunkte gleiche Ent- 

 fernung haben. In Fig. 281^ ist z. B. ."> und 

 .V vom Punkte ? fast gleichweit entfernt. 

 Es läßt sich also annelimen, daß der 



Winkel 1—-2—H falsch sei. Findet man beim abermaligen Aufstellen in -^ daß tatsächlich 

 der Rayon '.''—.■) unrichtig gezogen worden sei, dann verbessert man ihn und verseinvonkt 

 dementsprechend den ganzen folgenden l'olygonzug .)'— J — .">. Dieses Verschwenkon goschioht 

 entweder konstruktiv oder indem man den Zug ?— V— 4 — .") auf Pauspapier zeii-hnot, die 

 Pause um Punkt ? als Zentrum so lange dreht, bis die Linie -J — )' in ihre neue Lage 

 fällt, und dann die Punkte V, •/ und .') mit der Pikiernadel durchsticht. 



/-; Ist ein grober Fehler nicht zu entdecken, dann ist die Ursache der Schluß- 

 differenz in kleinen unvermeidlichen Fehlern zu suchen, die ihre Ursache in di>r Mangel- 

 haftigkeit der Arbeitswcrkzi'uge, wozu auch die Augen und Hände des Arbeiters gehören, 

 haben. In diesem Falle kann der Schluüfeliler kein bedeuten<ier sein; eine bestimmte 

 Zulässigkeitsgrenzo kann niclit angegeben werden, da die Fehlergröße von zu vielen Um- 

 ständen abhängig ist, als: Verhältnis (ies Maßstabes, Anzaiil der Aufstellungen, Länge der 

 Visuren, zeichnerische Fälligkeit des Aufnelimendcn usw. im allgemeinen 



Fig. 284 a. 



soll der 



