— 278 — 



Schlußfehler wohl nie über — - des Umfanges bei günstigen, über -^ bei minder gün- 

 stigen Aufnahmsverhältnissen hinausgehen. Ein solcher aus unvermeidlichen Fehlern ent- 

 standener Schlußfehler wird in folgender Weise auf die ganze Figur verteilt: 



Es sei z. B. das Polygon a — 5-', Fig. 284 o, welches einen (in der Zeichnung über- 

 triebenen) Schlußfehler e^ e^ zeigt, zum Schließen zu bringen. Man verbindet e^ mit ßj, 

 halbiert die Entfernung und nimmt den Punkt e als den richtigen an. Demnach müssen 

 alle anderen Polygonpunkte in derselben Richtung, und zwar die unteren nach oben und 

 die oberen nach unten proportional verschoben werden. Zu diesem Zwecke zieht man 

 sich irgendwo eine gerade Linie und trägt darauf der Reihe nach die Strecken « y, g'j' 

 und /' «2 auf, Fig. 284 t; in den Punkten o. 5'',/' und e., errichtet man sodann nach 

 beiden Seiten Senkrechte und trägt darauf eine beliebige aber gleiche Distanz, etwa 1 cm 

 nach abwärts auf, wodurch man die Punkte p erhält. Ferner zieht man durch die Poly- 

 gonpunkte ff' und/' Parallele zu e., e, nach innen und außen und verlängert auch Cj e, 

 nach außen. Hierauf wird von allen Polygonpunkten die gleiche Entfernung wie in 

 Fig. '28i b nach außen hin aufgetragen, wodurch auch am Polygon die Punkte jd erhalten 

 werden. Jetzt nimmt man die Entfernung ep am Polj'gon in den Zirkel und trägt sie 

 in Fig. 284 b vom j} des Punktes t', nach oben auf, wodurch man den Punkt e erhält, 

 welchen man mit " verbindet. Dadurch werden auf den Senkrechten die Punkte / und g 

 bestimmt und die Strecken .//' und g ff' stellen die Verschiebungsgrößen dar. Um also 

 den richtigen Punkt / am Polygon zu erhalten, greift man in Fig. 284 b die Strecke pf 

 ab und trägt sie am Polygon vom p des Punktes ./ ' nach innen auf. Ebenso ergibt die 

 Strecke pg der Fig. 284 i, vom p des Punktes ff' des Polygons nach innen aufgetragen, 

 den richtigen Punkt g. Durch Verbindung der Punkte a, g, f und e erhält man die obere 



Fig. 284 b. 



Hälfte des korrigierten Polygons. Dasselbe Verfahren wendet man bei der anderen Hälfte 

 an. Die Einschaltung der fixen Distanz 7?/' ^7) y usw. ist deshalb notwendig, weil das 

 Abgreifen und Auftragen so kleiner Strecken, wie z. R. g g' zu ungenau wäre. 



Zusatz. Zur Aufnahme ausgedehnter Parzellenkomplexe ist es erforderlich, daß 

 über das ganze Operationsgebiet ein Dreiecksiietz gelegt werde, damit die für die Detail- 

 vermessung notwendigen Fixpunkte gewonnen werden. Dieser Vorgang, welcher Trian- 

 guliei-ung genannt wird, kann sowohl mit einem Theodoliten als auch mit einem großen 

 Meßtische ausgeführt werden. Die beiden oben beschriebenen Meßtische sind jedoch zur 

 Vornahme einer Triangulierung nicht geeignet und dienen bloß zur Aufnahme des 

 zwischen den Fixpunkten liegenden Details. 



Das Forstschutzorgan, das nur selten in die Lage kommen wird, größere Meß- 

 tischarbeiten durchzuführen und zumeist bloß Croquis anzufertigen oder kleinere Schlag- 

 und Kulturflächen aufzunehmen hat, wird sich mit Vorteil eines noch weiter verein- 

 fachten Meßtisches, des sogenannten Detaillierbrettchens, bedienen. Es ist dies ein 

 Meßtischchen, dessen Tischblatt in der Regel bloß 30 cm breit und 40 cm lang ist, und 

 dem das Schiebekreuz und häufig auch die Horizontalstellvorrichtung fehlen. Eine Wende- 

 scheibe ist wohl vorhanden, jedoch zumeist ohne Feinbewegung, also ohne Wendeschraube. 

 Das Arbeiten mit dem Detaillierbrettchen geschieht ebenso wie mit dem Meßtische. Bei 

 der Aufnahme aus dem Umfange bedient man sich fast ausnahmslos, der geringeren 

 Genauigkeit entsprechend, der Springstandmethode, zu welchem Zwecke eine kleine 

 Boussole an einer Seitenkante des Tischblattes angeschraubt wird. Dadurch erspart man 

 das jedesmalige Anlegen an die Nord-Süd-Linie, da durch das Anschrauben eine feste 

 Verbindung zwischen Tischblatt und Boussole hergestellt wird. 



S 18. Das Boussoleninstrument. 



Unter einem Boussoleninstrument versteht man die Vereinigung einer Visiervorrich- 

 tung mit einer Boussole, welche auf einem Stativ befestigt werden kann. Mit Hilfe eines 

 solchen Instrumentes ist man imstande, die Winkel, welche die Linien des Feldes mit 

 dem magnetischen Meridian bilden, zu messen und daraus, sowie aus den gemessenen 

 Längen die aufgenommene Figur auf dem Papiere zu konstruieren. 



