— 280 — 



Achse beim Auf- und Niederkippen beschreibt und welche bei rektifiziertem und meß- 

 gerecht aufgestelltem Instrumente vertikal ist, fällt. 



Zur genaueren Einstellung einer Visur ist sowohl für die feine horizontale Drehung 

 der Boussole. als auch für die feine Vertikalbewegung des Fernrohres je eine Schraube 

 vorhanden. Wenn man nämlich mittels der Schraube c die Boussole festgeklemmt hat 

 läßt sie sich mit freier Hand nicht mehr drehen, wohl aber mittels der Schraube d; 

 ebenso läßt sich die Kippbewegung des Fernrohres mit der Klemmschraube a hemmen, 

 und es kann dann noch eine kleine Drehung mit Hilfe der Schraube b bewirkt werden. 

 Die Schrauben a und c heißen Klemm- oder Bremsschrauben, h und d Mikrometer- 

 schrauben. 



Die übrigen am Instrumente noch vorfindlichen Bestandteile dienen nicht mehr 

 seinem Zwecke als Boussoleninstrument, sondern kennzeichnen es als Universalinstrument. 

 Diese sind folgende: Der TeUer des Instrumentes, auf dessen Unterseite die Stellschrauben 

 e und e,, sowie die dazu gehörigen Federn j\ und /' wirken und in dessen Innerem sich 

 die oben erwähnte kreuzförmige Metallplatte samt Boussole und Fernrohr dreht, ist an 

 seinem Rande mit einer bezifferten Gradteilung versehen und heißt Lirabus Xj. Der 

 dem Fernrohrträger gegenüberstehende Arm der kreuzförmigen Platte reicht bis knapp 

 an die Limbusteilung und trägt dort eine Marke eingeritzt und behufs genauerer Ab- 

 lesung einen Nonius (siehe § 20). Dieser Arm heißt die Alhidade. Der Zweck dieser Ein- 

 richtung ergibt sich von selbst. Liest man nämlich bei irgend einem Stande der Marke 

 die Anzahl der Grade am Limbus ab, dreht dann bei gelüfteter Klemme c die Alhidade 

 um einen beliebigen Winkel weiter und liest abermals am Limbus den Alhidadenstand 

 ab, so hat man nur die beiden Ablesungen zu subtrahieren, um die Größe des Winkels 

 zu erhalten, um welchen gedreht wurde. Damit ist man also imstande, die Horizontal- 

 winkel direkt ohne Zuhilfenahme der Magnetnadel zu bestimmen.*) 



Ein weiterer zum Boussoleninstrument nicht unliedingt nötiger Bestandteil ist die 

 am Fernrohre angebrachte Libelle L, die sogenannte Aufsatzlibelle. Mit Hilfe dieser 

 Libelle kann das Instrument gleichzeitig als Nivellierinstrument verwendet werden (siehe 

 dieses). Endlich ist auch noch ein Gradbogen U unterhalb des Fernrohres angebracht, 

 auf dem mittels eines mit dem Fernrohre fest verbundenen Zeigers z die Winkel, um 

 welche die optische Achse von der Horizontalen abweicht, die Höhenwinkel, abgelesen 

 werden können. Das ganze Instrument wird mittels der Hülse und Klemmschraube auf 

 einem Zapfenstativ befestigt. 



Ij Prüfung und Berichtigung. Es würde hier zu weit führen, alle bei einem 

 derartigen Instrumente erforderlichen Prüfungen und Berichtigungen zu behandeln. Der 

 Hauptsache nach fallen diese Untersuchungen mit jenen zusammen, welche bei der Meß- 

 tischboussole und der Kippregel besprochen wurden. Selbstverständlich muß hier nicht 

 die Ziehkante in der Visierebene liegen, sondern die Nord-Süd-Linie der Boussole. 



cj Gebrauch. Es ist bereits eingangs erwähnt worden, daß das Boussoleninstrument 

 dazu dient, jene Daten am Felde zu ermitteln, die eine Konstruktion der aufgenommenen 

 Figur zu Hause am Zeichentische ermöglichen. Demgemäß zerfällt die Anwendung der- 

 selben in die Feldarbeit und die Hausarbeit. 



1. Feldarbeit. Das Boussoleninstrument oder kurz „die Boussole" setzt uns in 

 den Stand, die Winkel, welche die Feldvisuren mit dem magnetischen Meridian ein- 

 schließen, zu ermitteln und aus denselben diese Visuren am Papiere zu reproduzieren. 

 In der Mehrzahl der Fälle interessieren uns jedoch diese reproduzierten Visuren selbst 

 nicht so sehr, als vielmehr ihre durch Auftragen der gemessenen Längen gefundenen 

 Endpunkte, wie dies auch beispielsweise bei der Meßtischaufnahme aus einem Stand- 

 punkte, Seite 273, der Fall war. In diesem Sinne kann man also auch sagen: Die Boussole 

 dient dazu, die gegenseitige Lage der Feldpunkte zu ermitteln. Wie dann die gefundenen 

 Punkte untereinander zu verbinden sind, lehrt der Augenschein in der Natur. Da man 

 aber das Bild der Natur nicht im Gedächtnisse behalten kann, ist es unerläßlich, von 

 den aufzunehmenden Figuren eine genaue Skizze anzufertigen. Eine Boussolenaufnahme, 

 auch wenn sie noch so sorgfältig gearbeitet wurde, ist nahezu wertlos, wenn die Skizze 

 dazu fehlt oder mangelhaft ist, insbesondere dann, wenn die Reproduktion am Papier 

 und die Aufnahme am Felde nicht von derselben Person besorgt werden kann. Aus den 

 oben angeführten Gründen Ist es nicht erforderlich, zwischen der Aufnahme „aus der 

 Mitte" und ..aus dem Umfange" zu unterscheiden, denn es handelt sich in beiden Fällen 

 bloß um Aufnahme von Punkten, die dann an Hand der Skizze zu Figuren verbunden 

 werden. Der Vorgang bei einer Boussolenaufnahme wird aus dem nachfolgenden Beispiele 

 klar werden. 



Es sei zwischen dem auf der Karte bereits verzeichneten Grenzzuge 2:^ — 'J5 und 

 der Straße, Fig. 286, der Polygonzug 1 — 10 und der Pflanzkamp P aufzunehmen. Man 



*) Ein Instrument, mit welchem man die Horizontalwinkel in der eben besprochenen 

 Weise allein, also ohne Boussole, abliest, heißt Theodolit. Arbeiten, welche eine größere 

 Genauigkeit erfordern, müssen mit dem Theodoliten ausgeführt werden. 



