— 281 — 



stellt das rektifizierte Instrument im Punkte 1 auf. lüftet die Magnetnadel und die Brems- 

 schrauben c und a und stellt es vorerst horizontal. Dies geschieht auf folgende Weise: 

 Man dreht die Boussole im Kreise, bis eine der Libellen oberhalb der Verbindungslinie 

 zwischen der Stellschraube e und der zugehörigen Feder j\ liegt, wodurch dann die 

 andere Libelle bereits über die Linie e,/' zu liegen kommt (Fig. 285). Nun hebt oder 

 senkt man die Schraube e so lange, bis die darüber stehende Libelle, in Fig. 285 Z,, ein- 

 spielt und die Schraube e, so lange bis die Libelle l einspielt, womit die Horizontal- 

 atellung bewirkt ist (falls die Libellen, was vorher zu untersuchen ist, rektifiziert sind). 

 Man könnte auch mit einer Libelle allein die Horizontalstellung vornehmen, indem man 

 sie nach dem Einspielen über e /, um 90" dreht und auch über e, / zum Ein- 

 spielen bringt und dies einigemale wiederholt. Hat man also das Instrument horizontal 

 gestellt, dann richtet man das Fernrohr auf die Mitte des Grenzsteines 24 oder eine 

 dort aufgestellte Signalstange, klemmt die Schraube c und bringt mit der Mikrometer- 

 schraube d den Vertikalfaden des Fadenkreuzes genau in die Mitte der Signalstange, 

 d. h. man stellt die Visur genau ein. Nun wartet man bis die Magnetnadel vollkommen 

 zur Ruhe gelangt ist und liest dann sowohl den Winkel bei der Xordspitze als auch bei 

 der Südspitze ab. Diese doppelte Ablesung ist aus mehreren Gründen notwendig. Einer- 

 seits hindert sie die groben Ablesefehler, da man weiß, daß der Unterschied beider Ab- 

 lesungen 180'^ betragen muß, wovon man sich rasch überzeugen kann; anderseits kommt 



Fig. 286. 



es vor, daß die Differenz beider Ablesungen einige Minuten mehr oder weniger als 180" 

 beträgt, in welchem Falle man das arithmetische Mittel nimmt. Hätte man z. B. die Ab- 

 lesungen Nord . . . 324" 30' und Süd . . . 134" 30' gefunden, so würde man sofort er- 

 kennen, daß die Differenz 190" beträgt, was nicht sein kann. Es läge in dem Falle also 

 entweder bei der Nord- oder bei der Südspitze ein Ablesefehler von 10" vor und die 

 Ablesung müßte wiederholt werden. Würde aber bei Isl z. B. 'JO" 30' und bei ^ 200" 40' 

 abgelesen worden sein, so wäre das arithmetische Mittel, also 20" 35' und 200" 35' als 

 richtig anzunehmen.*) Die erhaltenen Ablesungen werden in ein eigens hiezu vorbereitetes 

 Notizbuch, das sogenannte Manuale, eingetragen, über welches weiter unten nocli einiges 

 gesagt werden soll. Hierauf wird die Länge von 1 nach '^4 gemessen (horizontal) und 

 ebenfalls notiert, womit die Visur nach ?/' abgetan ist. Nun richtet man das Fernrohr 

 nach ;.-'.'>, stellt genau ein, liest die Winkel ab, mißt die Länge und trägt beidos ein. 

 Ebenso verfährt man bei der Visur nach dem Punkt '.'. Hierauf überträgt man das 

 ganze Instrument nacii Punkt V (Springstände) visiert und mißt nach '.' und •/ und trägt 

 die erhaltenen Daten ein. Weiters überstellt man das Instrument nach Tunkt •"), visiert 

 und mißt nach •/, ('>, 7, s' und 'J und stellt schlielUich noch in Punkt /'>, dem Endpunkte 

 des aufzunehmenden Zuges, auf, von wo man zurück nacli .'' mißt und visiert ui\d, um 

 einen Anschluß zu finden, auch nocli nach der fixen Hausecke //. 



1 



*) Die BousKolen sind gewöhnlich in halbe (Jrade geteilt. Ein Drittel davon, also 

 10' kann noch geschätzt werden. 



