286 



je ein Kokon- oder Spinnfaden parallel mit dem Mittelfaden eingezogen. Damit ist 

 die Möglichkeit gegeben, die jeweilige Gegenstandsgröße gleich am Gegenstande, 

 beziehungsweise an seinem Bilde abzulesen. Die beiden Fäden, welche unveränderlich 

 sind und daher eine konstante Bildgröße markieren, schneiden nämlich am Lattenbilde 

 ein gewisses Stück ab, und da Lattenbild und Fadenkreuz in einer Ebene liegen 

 müssen, können beide gleichzeitig mit der Okularlinse betrachtet werden (siehe 

 Parallaxe Seite 266) und es kann abgezählt werden, wie viele Zentimeter zwischen den 

 beiden Fäden liegen. Diese gezählten Zentimeter stellen dann für jede Lage der Latte 



jene Gegenstandsgröße (Lattengröße) dar, welche 

 ein Bild von der gegebenen Größe, d. i. der Ent- 

 fernung der Fäden voneinander, erzeugt. Die über 

 und unter den Fäden liegenden Lattenenden sind 

 belanglos. Je größere Latten man verwendet, desto 

 weiter weg können sie gestellt werden, doch nicht 

 über eine gewisse Grenze hinaus (je nach Be- 

 schaffenheit des Fernrohres 120 bis 180 »Oi da dann 

 das Lattenbild so klein wird, daß man die ein- 

 zelnen Zentimeter nicht mehr deutlich unterscheiden, 

 also auch nicht mehr zählen kann. 



Um nun tatsächlich die Größe der verschie- 

 denen Lattenentfernungen kennen zu lernen, hätte 

 man für den Fall, als man nicht mit einem Fern- 

 rohre arbeiten müßte, sondern sich bloß mit der 

 eingangs erwähnten Glasplatte behelfen könnte, 

 nur nötig, von einer mit dem Meß bände ermittelten 

 also bekannten Entfernung auf die unbekannten 

 rückzuschließen. 



In Wirklichkeit ist aber das Verfahren des- 

 halb nicht so einfach, weil zur Beobachtung ein 

 Fernrohr verwendet werden muß und daher die 

 Brennweite der Objektivlinse eine Rolle spielt. Es 

 muß jedoch wegen der erforderlichen optischen 

 und mathematischen Kenntnisse, die weitere Ent- 

 wicklung der Theorie verlassen und auf den rein 

 praktischen Vorgang übergegangen werden. 



Die Formel, nach welcher aus den Latten- 

 ablesungen L die Distanzen J) ermittelt werden, 

 lautet für horizontale Visuren D = < ' L -\- c. 



Hiebei bedeutet <' die sogenannte „große 

 Konstante"' oder ..Multiplikationskonstante", c die 

 sogenannte ..kleine'' oder ..additionelle Konstante". 

 Beide Werte sind gewöhnlich vom Mechaniker auf 

 einem Zettel im Instrumentenkasten angegeben. C 

 ist gewöhnlich 100 oder wenig größer oder kleiner, 

 c ist praktisch genau genug gleich der anderthalb- 

 fachen Fernrohrlänge. Wäre also C= 100, c = 0-34 ra 

 und die Lattenabltsung L = 76'3 cm, dann ergäbe 

 sich D =^ 763 in -f- 034 m = rund 76'6 »h. 



Für geneigte Visuren besteht die Formel: 

 D = C. Z . cos- ß -r c . cos G, wobei unter « der 

 Winkel verstanden ist, um welchen die Visur von 

 der Horizontalen nach oben oder unten abweicht.*) 

 Die Berechnung der einzelnen Distanzen erfolgt 

 jedoch nicht durch tatsächliches Multiplizieren und 

 Addieren, sondern vermittels eines sogenannten 

 Rechenschiebers in ganz mechanischer Weise. 



Daraus ergibt sich, daß bei jeder Visur außer 

 der Latte noch der Winkel gegen den Horizont, der 

 Höhenwinkel, abgelesen werden muß. Man wird also dem Manuale folgende Einrichtung 

 geben, um alle erforderlichen Daten eintragen zu können. 



Fig. 292. 



*) Cosinus eines Winkels heißt das Verhältnis der dem -^ anliegenden Kathete zur 

 h 



Hypotenuse, also 



h, cos a = -r. (« ist der erste Buchstabe des griechischen 



Alphabets und heißt „Alpha"). 



