— 287 



Datum 



Seite 



Boussole Nr. 



Konstante 



•5 Nord ; Süd 



Höhen 

 < 



c 2 



O 03 c 



't^ 5 to 



Linke Blattseite. 



(Raum für die Skizze.) 



Rechte Blattseite. 



Die Eintragungen in Kolonne 1 bis 1" werden am Felde gemacht, während die 

 Distanz in Kolonne 11 zu Hause nach der obigen Formel berechnet, beziehungsweise am 

 Rechenschieber „abgeschoben" wird. 



Zum optischen Distanzmessen kann jedes Fernrohr eingerichtet werden und man 

 findet auch meistens die Fernrohre der geodätischen Instrumente, insbesondere der Kipp- 

 regel, der Boussoleninstrumente und häufig auch der Nivellierinstrumente, vor allem 

 aber der Universalinstrumente mit zwei sogenannten ..Distanzfäden" versehen. 



Es soll nun im folgenden der praktische Vorgang beim Arbeiten mit dem Boussolen- 

 instrumente verbunden mit optischem Distanzmessen beschrieben werden. 



1. Bestimmen der kleinen Konstante. Man i-ichtet das Fernrohr gegen 

 einen entfernten Gegenstand, beseitigt sorgfältig die Parallaxe, mißt die Entfernung von 

 der Objektivlinse bis zum Fadenkreuz in Zentimetern und liierauf die Entfernung von 

 der Objektivlinse bis zur Instrumentmitte (vertikale Achse) ebenfalls in Zentimetern. Die 

 Summe beider Malle ist das c der Formel. In der Regel ist dies annähernd gleich der 

 anderthalbfachen Fernrohrlänge. 



2. Bestimmen der großen Konstante. Nach der Distanzformel für ebenes 



D ^ c 

 Terrain ist I) = C . L -\- c, daraus ist D — c=CL und C= — j^ — . Das heißt: Die große 



Konstante ist gleich der um c verminderten Distanz, dividiert durch die Lattenablesung. 

 Man steckt sich also auf einem ebenen Platze (1 bis 2" Neigung schaden nichts) eine 

 gerade Linie von genau 100 m aus und bezeichnet sich auch die Punkte bei 20, 40, 6i' 

 und 80 VI und wenn Raum vorhanden ist, auch bei 120 m. Das Abstecken muß mit pein- 

 lichster Sorgfalt mittels eines Stahlbandes geschehen; zu dem Zwecke werden die Pflöcke 

 ganz in den Boden getrieben, oben mit einem Messer geglättet und auf diese Fläche 

 dann in den gemessenen Längen Bleistiftstriche gezogen. Würde man nun das Instrument 

 im Nullpunkte dieser Linie aufstellen, dann müßte man von der jeweiligen Länge noch 

 die kleine Konstante abziehen, da ja (/>— c) durch L zu dividieren ist. Damit aber der 

 Zähler des Bruches eine runde Zahl wird, stellt man das Instrument nicht im Nullpunkt 

 auf, sondern um c zurück. Man verlängert also die abgesteckte Linie nach rückwärts 

 noch um c Zentimeter, schHigt dort einen Pflock und stellt darüber das Instrument zentriert 

 und horizontiert. Sodann schickt man eine Latte nach dem Punkte UH), wo sie so auf- 

 gestellt werden muß, daß ihre vordere geteilte Fläche genau am Bleistiftstrieh des 

 Pflockes stellt und dem Instrumente zugekehrt ist. Außerdem muß sie genau vertikal 

 stehen, wie überhaupt jede Latte, auf der man eine Fernrohrablesung machen will. Um 

 dies zu erreichen, ist an der Rückseite der Latte ziemlich hoch oben in ihrer Mittellinie 

 ein Senkel aufgehängt, dessen Spitze auf einen in Augenhöhe eingeschlagenen Nagel von 

 der Länge des oberen Senkelnagels einspielt oder es ist an der Latte eine Dosenlibelle 

 angebracht. Hierauf stellt man das Fernrohr (nach sorgfältig beseitigter Parallaxe) auf 

 diese Latte so ein, daß der untere Faden auf einen Zehner der Teilung zu stehen 

 kommt und liest ab, d. h. man zählt die Zentimeter bis zum oberen Faden, wobei man 

 Teile eines Zentimeters anschätzt. Zum betiuemeren Zälden sind die Latten häufig nume- 

 riert. Gesetzt, man hätte gezählt: l) Zehner, dann noch 8 ganze Zentimeter und es würde 

 der Faden noch über der Hälfte des neunten Zentimeters stehen, dann hieße die Ab- 



D — c 

 lesung etwa 98-7. Man hat als., n ■-.- 100 -f- c, i = 98-7. Nach der obigen Formel C -^ j^ 



