— 288 



(l'iO + c) — c 100 m 



ist also C= -^-;; = „„ , ^ 10.000 cm -. 98-T cm = lOl'S. Hiemit begnügt man sich 



987 98'7c7n ^ * 



jedoch nielit, sondern beobachtet auch noch bei 80, 60, 40 und 20)» und berechnet auch hieraus 

 die Konstante. Infolge mangelhafter Einstellung und Beobachtung wird man nicht immer 

 dasselbe Resultat erhalten und nimmt daher aus allen Resultaten das arithmetische Mittel. 

 Resultate, die stark von den übrigen abweichen (03) sind nicht verwendbar. Zur Vor- 

 sicht macht man alle Beobachtungen noch einmal durch. 



Die endgiltig ermittelte Konstante schreibt man sich ins Manuale und dazu das 

 Datum des Beobachtungstages. Da sich durch die Erschütterungen, denen ein Instrument 

 im Verlaufe einer Vermessungskampagne ausgesetzt ist, die Entfernung der beiden Fäden 

 ändern kann, muß die Konstante von Zeit zu Zeit, mindestens alle Monate, kontrolliert 

 werden. 



3. Das Aufnehmen. Da das Aufnehmen mittels der Boussole unter Zuhilfenahme 

 <les optischen Distanzmessens bereits in dem Gesagten enthalten ist. erübrigt nur noch 

 die Aufzählung der nacheinander folgenden Verrichtungen und Handgriffe. Gesetzt, die 

 aufzunehmende Linie hieße a 6, so erfolgt: 



Aufstellen de.s Instrumentes in a, Zentrieren, Horizontieren, Lüften der Nadel- 

 arretierung, zwischenzeitiges Aufstellen der Latte in h durch den Gehilfen genau vertikal, 

 Beseitigung der Parallaxe. Einstellen roh auf die Latte, Klemmen der Horizontalbewegung, 

 feines Einstellen mit der Mikrometerschraube, Richten des Fernrohres, Klemmen der 

 Vertikalbewegung, feines Einstellen eines Faderis auf einen Zehnerstrieh mit der Mikro- 

 meterschraube, Ablesen der Latte und Eintragen ins Manuale. Ablesen des Höhen- oder 

 Tiefenwinkels am Höhenkreis und Eintragen, Warten bis die Nadel ruhig ist. dann Ab- 

 lesen der Nordspitze und Eintragen, Ablesen der Südspitze und Eintragen, Kontrollieren 

 ob die Differenz 180", flüchtiges Wiederholen aller Ablesungen, Anvisieren eventuell noch 

 anderer Punkte, sodann Zeichnen der Skizze, Arretieren der Nadel, Abwinken der Latte 

 und Übertragen des Instrumentes auf den nächsten Punkt. 



20. Der Nonius. 



Bei fast allen Winkelinstrumenten sind zum genaueren Ablesen der Winkel so- 

 genannte Nonien angebracht, weshalb deren Einrichtung im folgenden kurz behandelt 

 werden soll. 



Der Nonius (auch Vernier genannt) ist eine Vorrichtung, mit Hilfe deren man auf 

 einer Teilung kleinere Teile ablesen kann, als sie selbst angibt. Sie besteht aus einer 



Fig. 293. 



auf einem eigenen Metallplättchen angebrachten Teilung, welche längs der Grund- 

 teilung oder längs welcher die Grundteilung gleitet. Die Noniusteilung ist so be- 

 schaffen, daß eine gewisse Anzahl Teile dpr Grundteilung n entweder in n -\-\ oder 

 in n — 1 Teile geteilt erscheint. Also z. B. 9 Grundteile in 10 oder 11 Grundteile in 

 10 Noniusteile. 



A. Es sind n Teile der Grundteilung gleich n — \ Teilen des Nonius, Fig. 293. 



Nennt man einen Teil der Grundteilung ^, so ist die Länge von n solchen 

 Teilen n l, und wenn diese Strecke in n -[- 1 Teile geteilt wird, dann ist ein solcher 



n l nl 



Teil der (n -\- l)te Teil von n /, also , .. . Die Länge eines Noniusteiles ist also ^^ , -. 



Um zu erfahren, um wieviel ein Teil des Nonius kleiner ist, als ein Teil der Grund- 

 teilung, hat man nur nötig, einen Noniusteil von einem Grundteile abzuziehen, also 



