313 — 



In vielen Fällen erweist sich die eben beschriebene Latte für die 

 Messung- der durch die horizontalen Visierebenen auf der Latte ab- 

 geschnittenen Längen als zu kurz, weshalb man gewöhnlich eine Doppel- 

 nivellierlatte mit Zielscheibe in Verwendung nimmt. Dieselbe besteht 

 aus zwei Latten / und //. Die Latte / ist 

 mit // durch zwei Metallhülsen m und m' so 

 verbunden, daß sie an // auf- und abgeschoben 

 und an jeder beliebigen Stelle mittels der 

 Klemmschraube K festgehalten werden kann. 

 Wenn die Latte I aus den Hülsen heraus- 

 gezogen ist und für sich allein gebraucht 

 wird, so dient sie zur Bestimmung der an der 

 Nivellierlatte abzulesenden Vertikalabstände 

 bis zu 22 rn. Für größere Vertikalabstände 

 wird die Latte / durch die Hülsen an // ge- 

 steckt, die Zielscheibenmarke genau auf 2*2 m 

 eingestellt (Fig. 315, 6) und die Latte 1 längs 

 7/ in die Höhe geschoben. Hat die Zielscheibe 

 den richtigen Stand, d. h. wird ihr Zentrum 

 von der horizontalen Visierlinie getroffen, 

 so wird die Klemmschraube der Hülse m.' 

 angezogen. Der zu messende Vertikalabstand 

 besteht dann aus der fixen Länge der Latte 

 I mehr der Entfernung der Bodenfläche der 

 Latte // vom Fußpunkte der Latte /. Um 

 diese Summe auf einmal ablesen zu können, 

 ist die Latte II von unten nach aufwärts so 

 beziffert, als ob sie eine Fortsetzung der 

 Latte 1 wäre. Die untere Fläche entspricht 

 also der Zahl 2'2 in und die folgenden Dezi- 

 meter tragen die Bezeichnungen 3, 4, 5, 6 usw. 

 Auf diese Weise kann man Lattenhöhen bis 

 zu 4 /// ablesen. In unserer Zeichnung ist die Ablesung 2*5 m. 



2. Nivellierlatten zum Selbstablesen. Dieselben sind nichts 

 anderes als 3-5 bis 4 /// lanue, mit weißer Ölfarbe angestrichene Meß- 

 latten mit einer Handhabe und Zentimeterteilung, an welcher der Schnitt 

 der horizontalen Visierebenen direkt vom Beobachter mittels des Nivellier- 

 instrumentes abgelesen wird. Da dieses Ablesen nur mittels Fernrohren 

 in genauer Weise möglich ist, so leuchtet ein, daß die selbstablesbareu 

 Latten auch nur bei Fernrohrinstrumonten Verwendung finden können, 

 für welche sie heute allerdings die Latten mit Zielscheiben gänzlich 

 verdrängt haben. 



big. 315. 



II. Die eigentlichen Nirellierinstrumcnte. 



Das Grundprinzip aller Nivellierinstrumente besteht darin, eine 

 horizontale VisicM-Iinie herzustellen. Diese Forderung kann auf dreierlei 

 Art erreicht werden und zwar: 1. mittels eines Lotes (Pendels), auf 

 dessen (vertikaler) Richtung eine Visiervorrichtung senkrecht steht; 

 2. durch Benützung der Oberfläche ruhig stehender Flüssigkeiten in 

 sogenannten kommunizierenden Röhren, in denen die Flüssigkeitsober- 

 flächen in oinei* horizontalen Ebene liegen, und 3. durch Vorbindung 

 der Ijibelle (Wasserwago) mit einer Visiorvorrichtung. Je nachdem nun 



