315 



Fiüf. 317. 



aufgehängt und schwingt infolge der Schwere des Rahmens um den Aufhängepunkt wie 



ein Pendel; in der Ruhe nimmt der Rahmen daher auch eine lotrechte Lage ein. Um das 



Gewicht des Rahmens zu vermehren und die 



lotrechte Stellung der Längskanten desselben 



eventuell korrigieren zu können, ist auf der 



Rück.«eite des Streifens OD ein parallel- 



epipedisches Stück Eisen xy angeschraubt. 



Das Stockstativ ist ein längerer Meß- 

 kettenstab, Her unten über dem eisernen 

 Schuhe eine scheibenförmige Eisenplatte be- 

 sitzt, bis zu welcher das Stativ stets in den 

 Boden eingestoßen werden muß. Bei E be- 

 sitzt das Stativ einen rechteckigen Einschnitt, 

 in welchem der Rahmen während des Über- 

 tragens des Instrumentes bei der Arbeit 

 mittels des Riegels v w festgehalten wird. 



Auf den Messingstreifen A D und B C 

 ist die Visiervorrichtung (die Diopter) an- 

 gebracht. Dieselbe besteht aus dem auf dem 

 Streifen B C befindlichen Objektivdiopter, 

 d. i. einem kleinen Rähmchen o,b de, welches 

 in der Mitte einen wagrecht gespannten Roß- 

 haarfaden e/ enthält, sich rechtwinklig zur 

 Fläche des Messingstreifens B C stellen läßt 

 und in dieser Stellung durch eine Feder 

 festgehalten wird; ferner aus dem auf dem 

 gegenüberliegenden Messingstreifen A D an- 

 gebrachten Okulardiopter, bestehend aus 

 einem rechteckigen, auf der Fläche des Messing- 

 streifens rechtwinklig stehenden Messing- 

 scheibchens jo^y, das ein Visierloch r enthält, 

 und aus einem Plättchen on, welches direkt 

 auf dem Messingstreifen A D aufliegt und 

 auf diesem samt dem Scheibchen in der 

 Nut Im des Streifens AD auf- und 

 niedergeschoben, aber auch in jeder 

 Stellung mittels einer auf der Rück- 

 seite des Messingstreifens angebrachten 

 Schraube festgeklemmt werden kann. 

 Auf dem Plättchen endlich ist ein mit 

 Null bezeichneter Strich (Nullstrich) 

 eingeritzt, welcher bei freihängendem 

 Instrumente in gleicher Höhe mit dem 

 Visierloche liegt. 



Auf der Vorderseite des Messing- 

 streifens A D befindet sich eine Ein- 

 teilung (Skala), welche so beschaffen 

 ist, daß 100 Teile derselben der Ent- 

 fernung des Visierloches (Augpunktes) r 

 vom Objektivt'aden e/gleich sind. Bringt 

 man den Nullpunkt der Skala mit dem 

 Nullpunkte des Plättchens des Okular- 

 diopters in Übereinstimmung, so muß 

 die durch das Visierloch r und den 

 Faden e/gehendo Visiorlini(! horizontal 

 sein, wenn der Rahmen vollkommen 

 zur Ruhe gekommen ist (d. h. nicht 

 mehr schwingt). Bei dieser Stellung des 

 hewegliciien Absehens (Okulars) kann 

 das Instrument sonacii zum Nivellieren 

 mittels der Horizontalvisur in Ver- 

 bindung mit den oben bosciiriobenen 

 Nivellierlatten verwendet werden. 



Wird hingegen der Nullpunkt des 

 Okularplättchons z. B. auf dem Teil- 

 striciie 20, Fig. ;518, der Teilung an 

 und ff beatimmto Viaiorlinie eine schiefe Lage an, deren Neigung gegen die Horizontale, 



festgehalten. 



sonach durch 



