317 



Röhren — in beiden Zylindern stets gleich hoch steht. Nachdem nun die 

 Oberfläche des Wassers an und für sich horizontal ist, so ist auch die durch 

 die Wasseroberflächen in beiden Schenkeln gelegte Ebene horizontal. Wegen 

 der mangelhaften Visiervorrichtung ist dieses Instrument nur auf kurze Di- 

 stanzen verwendbar und fast ganz außer Gebrauch gekommen, ebenso wie 

 B. die Quecksilber wage, welche dieselbe Einrichtung besitzt, aber 

 mit Quecksilber gefüllt ist. 



3. Libelleninstrumente. 



Je nachdem die horizontale Visierlinie mittels einfacher Diopter 

 oder mit Hilfe von Fernrohren hergestellt wird, unterscheidet man 

 Diopter- und Fernrohrinstrumente. Bei genauer Kenntnis des Nivellier- 

 diopters und der Einrichtung eines Fernrohres bietet das Fernrohr- 

 nivellieriustrument keine Schwierigkeit, weshalb im nachfolgenden bloß 

 das Nivellierdiopter beschrieben wird. 



Das Nivellierdiopter. 



a) Beschreibung. Das Nivellierdiopter, Fig. 320, besteht aus einem 

 zirka 30 — 4üc»( langen und 4 — b cm breiten Messinglineale m n, an dessen 

 Enden zwei senk- 

 rechte Diopter m o und ^.„^ ofl 



np angebracht sind. 

 Im Gegensatze zu den 

 Dioptern bei der Win- 

 keltrommel oder beim 

 Diopterlineal stehen 

 hier die Fäden hori- 

 zontal, da es sich ja 

 um die Herstellung 

 einer horizontalen 

 Visierebene handelt. 

 Die Diopter sind zum 

 Vor- und Rückwärts- 

 visieren eingerichtet, d. h. es trägt jede einzelne Lamelle sowohl ein 

 Okularloch u als auch einen Objektivfaden t-, das Okularloch muß natür- 

 lich, damit sowohl die Vorwärts- als auch die Rückwärtsvisur in einer 

 und derselben Ebene liegt genau in der Verlängerung des daneben ge- 

 spannten Fadens sich befinden. 



Mitten auf dem Messinglineale ist eine Libelle / angebracht, welche 

 mit Hilfe der Schraube r einseitig gehoben und gesenkt, also rektifiziert 

 werden kann. Dieses Messinglineal ist mit einem zweiten Messingstabe fg 

 so verbunden, daß es sich um die Achse y durch die Schraube 7, die 

 Elevationsschraube, etwas heben und senken läßt. Zwischen den 

 beiden Messingstäben mn und /// ist eine Feder« angebracht, welche den 

 toten Gang der Schraube q verhindert. 



Die Platte/// läßt sich um eine darauf rechtwinklige Achse drehen 

 und diese Achse selbst kann mittels der Schräubchen a b e c' (wovon «' 

 in der Figur rückwärts liegt, daher unsiclitbar ist) vertikal gestellt werden. 

 Die Figur 321 veranschaulicht die Konstruktion des unteren Teiles des 

 Instrumentes. Von der Messingplatte /// ragt ein runder Slahl/.ajjfen 

 VC nach unten, der von einem Messingkr)rper i o umgebt>n ist, in welchem 

 er sich drehen läßt. Diese Messiughülle ist oben bei / kugelförmig ver- 

 dickt und läuft nach unten in ein gleichseitiges vierkantiges Prisma aus. 

 Damit der Stahlzapfon nicht aus der Messinghülse herausgezogen werden 



Fig. 320. 



