— 318 — 



y n'iHMiiiiiibii'i'ii 



kann, ist er an seinem unteren Ende bei e mittels einer D^ckschraube be- 

 festigt. Das Ganze ist von einer Messinghülse h h' umgeben, welche auf den 

 Zapfen eines Dreifußstativs aufgeschoben und dort mittels einer Klemm- 

 schraube {d in Fig. 320) befestigt werden kann. Durch die Hülse hh' 

 gehen die vier Schräubchen a,h,e und (', die auf die vier Seiten des prisma- 

 tischen Zapfens /o wirken, so daß diesem Zapfen innerhalb gewisser Grenzen 

 jede beliebige Stellung gegeben werden kann, wodurch dann die Hori- 

 zontalstellung der Platte fg, beziehungsweise des Instrumentes, ermög- 

 licht wird. Fig. 321 a zeigt den prismatischen Zapfen mit den vier Schrauben 

 im Schnitte. Wird z. B. die Platte fg über die 2 Schrauben a und b ge- 

 stellt, so bewegt sich der prismatische Zapfen nach links, wenn man die 

 Schraube a nachläßt und gleichzeitig die Schraube h anzieht. Dadurch 

 wird aber das Ende g der fg gesenkt und das Ende /gehoben; die 

 Platte selbst kann also in der Richtung a b horizontal gestellt werden. 

 Stellt man dann die Platte fg auch über die Schrauben e e', so kann 

 sie mit Hilfe dieser Schrauben auch in der Richtung ee' horizontal ge- 

 stellt werden. Da die Richtungen ab und e c' zwei sich schneidende Gerade 

 vorstellen, eine Ebene durch zwei solche Gerade aber bestimmt ist, wird 



die Flattefg, beziehungs- 

 weise das Instrument in 

 jeder beliebigenRichtung 

 horizontal stehen, wenn 

 es in den beiden ge- 

 nannten Richtungen hori- 

 zontal steht. (Siehe Zusatz 

 zu § 7. I 2 C b.) 



Das Stativ besteht 

 aus einem Zapfen zum 

 Aufschieben der Hülse 

 des Instrumentes, wel- 

 cher nach unten in ein 

 dreiseitiges Prisma ausläuft, das an jeder Seite einen Fuß trägt. Die 

 Füße können mittels Flügelschrauben in jeder Lage festgehalten werden. 

 bj Prüfung und Berichtigung. Da die Anwendung des Nivellier- 

 diopters darauf begründet ist, daß bei einspielender Libelle die durch 

 die Diopter bestimmte Visur horizontal ist, hat man zu untersuchen 

 aa) ob die Achse der Libelle senkrecht zur Drehungsachse ist; bh) ob die 

 Visierebene mit der Libellenachse parallel ist. 



aaj Um dies zu prüfen, stellt man das Stativ so auf, daß der 

 Zapfen dem Augenmaße nach vertikal steht und steckt das Instrument 

 mit der Hülse darauf. Sodann dreht man die Libelle so, daß sie über 

 zwei gegenüber liegende Schräubchen (z. B. a und b in Fig. 321) zu liegen 

 kommt und bringt sie mit Hilfe derselben zum Einspielen. Nun dreht 

 man die Libelle um ISO«, so daß ihre beiden Enden vertauscht 

 werden. Spielt die Blase noch ein, dann ist die Libellenachse horizontal 

 und steht auf der Drehungsachse, die dann genau vertikal steht, senk- 

 recht. Spielt die Blase aber nicht ein, dann wird der halbe Fehler an den 

 zwei Schräubchen a und b, der andere halbe Fehler an dem Libellen- 

 rektifizierschräubchen r beseitigt und dieser Vorgang so oft wiederholt, 

 bis die Libelle in beiden Lagen genau einspielt. Sodann stellt man die 

 Libelle auch über das andere Schraubenpaar e e' und bringt sie auch in 

 dieser Richtung damit zum Einspielen. 



Nun weiß man zwar, daß die Drehungsachse vertikal und die 

 Libellenachse horizontal steht, es kann aber trotzdem die Visur geneigt 



Fig. 321. 



