321 



Allerdings wird dann bei der geringsten Drehung um ax die Visur 

 samt der Libelle ihre horizontale Lage verlassen und man muß für jede 

 neue Visierrichtung neuerdings mit der Elevationsschraube die Visur 

 horizontal richten. (Dieser Vorgang ist jedenfalls einzuhalten bei In- 

 strumenten, denen eine Vorrichtung zur Vertikalstellung der ax mangelt, 

 was mitunter vorkommt). Weitaus vorteilhafter aber ist es^ sich das 

 Instrument nach Fig. 323 zu berichtigen und jenen Stand der Elevations- 

 schraube, bei welchem Visur und Libelle auf der Drehungsachse senk- 

 recht stehen, durch ein Zeichen zu markieren. 



Außer den besprochenen Prüfungen soll auch noch untersucht 

 werden, ob der Horizontalfaden des Diopters tatsächlich horizontal ist. 

 Dies geschieht, indem man bei horizontalgestelltem Instrumente einen 

 Punkt (Nagelkopf oder dgi.) scharf anvisiert und beobachtet, ob beim 

 Drehen um die vertikal gestellte ax der Faden in seiner ganzen Länge 

 immer den zuerst anvisierten Punkt deckt. Ist dies nicht der Fall, dann 

 muß entweder das Diopter oder bloß der Faden einseitig gehoben oder 

 gesenkt werden, je nachdem die Einrichtung des Instrumentes dies 

 gestattet. Man kann sich auch dadurch helfen, daß man die Visur 

 immer über ein und dieselbe Partie des Fadens gehen läßt, was auch 

 bei den Prüfungen aa und hh zu 

 beobachten ist. 



c) Gebrauch. Hat man nun den 

 Höhenunterschied zweier Punkte A 

 und B (Fig. 325) zu ermitteln, so 

 stellt man das auf dem Stativ befind- 

 liche Instrument durch Abschreiten 

 der Entfernung ^1 B in der Mitte der- 

 selben auf, schickt nach ^4 und B je 



einen Figuranten mit einer Nivellier- pj 305 



latte, visiert bei einspielender Libelle 



durch die Diopter einmal nach A und das zweitemal nach B und weist 

 die Figuranten so lange zum Verschieben der Zielscheiben an, bis die 

 letzteren in der horizontalen Visur liegen. Ist dann l^ die Lattenhöhe in 

 A und I2 die Lattenhöhe in B, so ist h = li — 12. 



HI. Nebengeräte beim Nivellieren. 



Als Nebengeräte bei Nivellierarbeiten kommen die Visier- oder 

 Pflaster kreuze und entsprechend starke Schnüre in Verwendung. 



1. Die Visier- oder 

 Pflasterkreuze (auch 

 Kreuzvisiere genannt). 



a) Beschreibung. 

 Ein Visierkreuz, P'ig. 32G, 

 besteht aus zwei unter 

 einem rechten Winkel 

 mit einander verbun- 

 denen, etwa 2 cw dicken 

 Lattonstücken, von denen 

 dasQuerstiicketwa 5ÜC7/^, 

 der Stiel aber 1-0 bis *^'- •'^^"'• 



1"2 m lang ist. Zum Schutze gegen das Abstoßen ist der Stiel am unteren 

 Ende häufig mit einem Eisenbeschläg versehen. 



Eckort-Loro u/, Lohrliuch der Fortitwirtaclinl't. 



21 



