— 336 — 



(Metall-)Barometer, auch kurz Aneroid*) genannt, die Höhendifferenz verschiedener 

 Punkte ermitteln, oder in roher Weise einen Pürschsteig, einen vorübergehenden Holz- 

 ausfuhrweg (Zug- oder Schlittwegj oder dergleichen ausstecken, d. h. trassieren zu müssen. 



1. Die Höhenbestimmung zwischen zwei Punkten. Man entnimmt aus einer 

 Spezialkarte die Höhendaten (Koten) zweier Punkte (z. B. Berggipfel) und erhält hiernach 

 die Höhendifferenz zwischen beiden Punkten, z. B. mit 110 m. Nun geht man bei voll- 

 kommen ruhigem Wetter mit dem Aneroid auf den einen Punkt und macht dortselbst die 

 Ablesung mit beispielsweise T40*5 mm, begibt sich hierauf so rasch als möglich auf den 

 zweiten Punkt und erhält dortselbst eine Ablesung von 729"5 w)?i. 110 m Höhenunterschied 

 entsprechen hienach einer Änderung am Aneroid von 7405 nu/i — 729'5 ?»?» = 11-0 ?nwi, 

 daher entspricht 1 //* Höhenunterschied einer Änderung am Aneroid von 11"0: 110^0"lni7?i. 



Ist nach dieser einmaligen, für jedes Instrument besonders vorzunehmenden Fest- 

 stellung der Höhenunterschied zweier beliebiger Punkte zu bestimmen, so macht man vor- 

 erst auf dem einen die Ablesung am Aneroid, z. B. 7432 mm, geht sodann so rasch als 

 möglich auf den zweiten Punkt und macht wieder die Ablesung, z. B. 735'8 mm; die 

 Differenz beider Lesungen ist 743 2 ?»»* — 735"8 mm = 74 7H»i. Da nun die Ablesung von 



1 

 0"1 mm am Aneroid 1 m Höhe entspricht, so entspricht 1 mm am Aneroid — m, und 7'4 mm 



1 



7"4.^m = 74 7«. Man findet danach die Höhendifferenz zweier Punkte mit dem Aneroid, 



indem man ihre Barometerdifferenz durch den ermittelten Ablesungsfaktor für 1 m Höhe 

 dividiert. 



Der geschilderte Vorgang; ist nur dann ganz richtig, wenn die Temperatur an beiden 

 Orten gleich ist. Es ist deshalb der Genauigkeit der Arbeit sehr förderlich, wenn das 

 Aneroid so beschaffen ist, daß der Fehler, welcher durch die Verschiedenartigkeit der 

 Temperaturen hervorgerufen wird, sich in der Ablesung selbst aufhebt, oder wenn dem 

 Aneroide eine kleine Tabelle beigegeben ist. nach welcher die durch die Verschiedenheit 

 der Temperatur entstehenden Fehler durch eine kleine Umrechnung sofort behoben werden 

 können.**) Für Messungen mit geringen Höhenunterschieden bei einer gleichmäßigen 

 Witterung kann jedwede Korrektur außer Rechnung bleiben und jede Ablesung direkt 

 benützt werden. Höhenmessungen mit einem guten Aneroid stimmen bis auf 1 m und 

 weniger mit jenen von Nivellierinstrumenten überein. 



2. Die Ausmittlung- einer Wegtrasse mit dem Aneroid mag aus folgendem Bei- 

 spiele ersehen werden: Ist ein Weg von 8"/,, Neigung abzustecken, so kommen auf 100 m 

 8 VI, also auf eine Stationslänge von 50 m 50 ''■■' 0*08 m = 4'0 m Steigung, entsprechend 

 4"0 . 0"1 mm ^ 0"4 mm am Aneroid; auf eine Stationslänge von 80 m 80 . 0'08 m = 6'4 m 

 Steigung, entsprechend 64 . Ol mm = 0'64 nun am Aneroid usw. Wenn man nun mit dem 

 letzteren am Anfangspunkte nach oben hin beginnt und daselbst 7402 ?"'« abliest, so 

 muß mau, wenn man für den ersten Punkt der Trasse mit dem Meßbande oder schritt- 

 weise 50 wi Stationslänge nimmt, so lange an der Lehne auf- oder abwärtsgehen, bis die 

 Ablesung 740"2 /n»i — O'i mm = i39'8 mm ist. Ist dieser Punkt gefunden, so schlägt man 

 einen Pflock ein. Begibt man sich nun behufs Ausmittlung eines folgenden Punktes auf 

 eine mit dem Meßbande horizontal gemessene Stationslänge von z. B. 80 m, so muß 

 man mit dem Aneroid am Ende dieser Stationslänge so lange auf- oder abwärts gehen, 

 bis die Lesung 139 S mm — 064 r/iw ^ 73916 mnt beträgt usw. Auf diese Weise kann 

 man, wenn möglich, unter Anwendung noch größerer Stationslängen, einen Weg in ähn- 

 licher Weise wie mit dem Bose'schen Instrumente abstecken, wobei auf alle dortselbst 

 gemachten weiteren Bemerkungen hingewiesen wird. Zwischen je zwei mit dem Aneroid 

 ermittelten Punkten, insbesondere bei großen Stationslängen, kann man sich mit einem 

 einfachen Nivellierinstrumente, der Setzlatte oder mit Pflasterkreuzen behelfen, oder 

 aber man betrachtet gewöhnlich die mit dem Aneroid erhaltene Trasse nur als eine 

 provisorische und sucht längs derselben mit dem Bose'schen oder einem anderen Instru- 

 mente die definitive Trasse. 



*) Ein Aneroid besteht aus einer Metalldose mit einem dünnen elastischen Metall- 

 deckel. Die in der Dose befindliche Luft ist sehr verdünnt, so daß je nach der Stärke des 

 äußeren Luftdruckes der Deckel mehr oder weniger niedergedrückt wird. Die geringste 

 hiedurch hervorgerufene Bewegung wird durch ein Hebelwerk auf einen Zeiger über- 

 tragen, der an einer Teilung die Ablesung des jeweiligen Barometerstandes in Millimetern 

 und Bruchteilen gestattet. 



**) Bei unvermittelten Temperaturschwankungen, wie bei Gewittern, starken Winden 

 u. dgl., muß der Gebrauch des Aneroids unterbleiben. Das letztere ist immer mit hori- 

 zontaler Scheibe in gleicher Höhe zu halten und vor jeder Ablesung sachte mit dem 

 Finger zu beklopfen. 



