— 397 — 



derselbe bei freier Bewegung eine schräge Stellung C gegen den ]\[aß- 

 stab einnimmt. Die eigentliche, den Maßstab umfassende Hülse braucht 

 bei solchen Konstruktionen nicht lang zu sein und gibt der Bewegung 

 einen großen Spielraum, so daß auch bei Regen keine hinder.ichun 

 Reibungen als Folge der Quellung des Holzes eintreten. Ein Übelstand 



Fig. lyi. 



dieser Konstruktion liegt aber darin, daß sich die Stützpunkte c und (/ 

 mit der Zeit abnützen, wodurch dann die Senkrechtstellunti' des Schenkels (' 

 im Moment des Messens aufhört. Dieser Mangel ist bei der auch sonst 

 tadellos konstiuierten Kluppe von Oberforstrat E. Böhmerle*) (Fig. i:»f>) 

 beseitigt; Böhmerle brachte nämlich oben in der Hülse (beim Stütz- 

 punkte c) eine in einer Messingmutter m laufende Korrektionsschraube s 



n 



E 



n 



i,''ian. i iniiiiiiiiiiniiMii 



T 



v^ 



^ 



Fig. 19.^. 



ililiiiiiliiiiiMMiillilMiiiiMilTTITT 



\E 



an, welche auf eine Metallstützfeder f derart wirkt, daß stets deren 

 hinterer Teil c' den Stützpunkt bildet, welcher selbst der Abnützung 

 nicht unterliegt und, weil entsprechend glatt und abgerundet, auch nur 

 eine minimale Abnützung des Maßstabes hervorruft. Wenn etwa dennoch 

 durch letztere oder durch Abnützung des Stützpunktes d die richtige 

 Lage des beweglichen Kluppenarmes im Augenblicke des Messens auf- 

 hören würde, so wäre nur die Korrektionsschraube .s- (wenn nötig, mit 



*l Zu beziehen von Neuliöfer & Solin, Wien I., Kolilmarlit 8. — Ebendort ist 

 auch Böhmerle's Reiselcluppe erhältlich, eine mit der oben beschriebenen im Wesen 

 gleichartig konstruierte, jedocli zusammenlegbare und in einem handliehen Futteral zu 

 versorgende Kluppe, wodurch sie sich zum Mitnehmen auf Reisen besonders eignet. 



