405 — 



Maßstab abzulesenden Länge b c; hätte man also (vgl. Fig. 199) z. B. 

 E=20m und Ä d = e = 20 nn gewählt und dann die Ablesung 6 c = 18 cm 

 erhalten, so beträgt die gesuchte Baumhöhe 



B C=lHm. 



e) Das Höhenmessen mittels Faustmanns Spiegelhypso- 

 meter (Fig. 200) ist ziemlich genau, sehr einfach und praktisch, erfolgt 

 (ohne Stativ) aus freier 



Hand und wird daher zu- B 



meist auch dort angewen- ,^-^\ 



det, wo zahlreiche Höhen- ^^ _5i^ 



ermittlunyen in Beständen ^ -^ ^^' 



notwendig sind, also ins- 

 besondere bei Bestandes- 

 massenerhebungen ohne 

 Fallung von Probestämmen 

 (vgl. Seite 417). Das Prinzip 

 des Spiegelhypsom ters ist 

 aus Fig. 200 erkennbar. 

 Wird mit einem in der an- 

 gedeutiiten Weise konstru- 

 ierten A]iparate vom Aug- 

 punkte ^i aus über Ä' nach 

 B visiert, so ist (da a b ± 

 A D, a d ± A B, also 'C bei 

 winklig sind): 



also: 



= •< bei A ist, 

 /\abdr>c /\ABD, 

 ad:AD = hd:BD, 



beide Dreiecke recht- 



d. h.: Entspricht die Anzahl der Teile von a bis (/ dem Maße der Horizontal- 

 distanz A D, so gibt die Anzahl der Teile von b bis (/ direkt das Maß 

 der Baumoberhiihe BD. Steht man z. B. mit ^4 in 1.5 »i Horizontal- 

 distanz vom Baum {AD ^lövi), so muß man den Aufhängepunkt a des 

 Senkels so stellen, daß 'id = lö Teilstriche beträgt; visiert man nun nach 

 B. und liest man z. B. bd = S Teilstriche ab, so muß die Oberhöhe 

 B D^9,.f,m betragen. Es ist klar, daß dabei AÄ' und bd zueinander 

 parallel und die Teile der Skala längs ad und bd gleich groß sein 

 müssen. — In ganz gleichartiger Weise erklärt sich die Ermittlunt,^ der 

 Unterhöhe CD, indem man mit demselben Instrumente auf den Baum- 

 fuß '" visiert und das Maß von CD an der Fortsetzung der Höhenskala 

 (rechts von d) abliest. 



Im Detail besteht Faustmanns Spiegelhypsometer (das übrigens in 

 mehreren Formen in Gebrauch ist) aus einem rechteckigen Brettchen; an 

 diesem befindet sich eine Dioptervorrichtung zum Visieren in der Rich- 

 tung (ih (Fig. 21)1, auf der nächsten Seite), ferner ein Senkel L, dessen Auf- 

 hängepunkt mittels des in einer Nut beweglichen Schiebers M, an dem es 

 hängt, läuL'S einer Skala N N' verstellbar ist, dann eine zweite mit Spie- 

 gelschrift beschriebene Skala 00', von welcher die gesuchten (Ober- 

 und Unt^r-) Höhen an der Stelle des Senkelstandes im drehbaren Spiegel 

 P abgelesen werden können. Bezüglich der hiezu nötigen Einstellung 

 ist zu bemerken, daß am Schieber 3/ durch die Ziffern I und II zwei 

 Markenstriche bezeichnet sind, die dazu dienen, den Schieber und somit 

 das Senkel so zu stellen, wie es der horizontalen Entfernung des Messen- 

 den vom Baume entspricht. Für Entfernungen von 60 bis 110 m. muß der 



