— 408 — 



wand vertikal steht, das Pendel also nicht behindert ist; das bei a be- 

 findliche Auge visiert nun über die Kante a b auf den betreffenden Punkt 

 und beobachtet zugleich das Pendel, welches sich knapp an der Seite des 

 Instrumentes ruhig bewegen soll. Ist dieses zur Ruhe gekommen, so 

 wird seine Stellung durch langsames und vorsichtiges Wenden des Meß- 

 knechtes fixiert und an der oben genannten Tangententeilung die Ab- 

 lesung gemacht. Zur Sicherung gegen etwaiges Verschieben des Pendels 

 ist es geraten, jede Visur und Ablesung zwei- bis dreimal zu wiederholen. 

 Liegen die Ablesungen der Scheitel- und Fußpunktvisuren auf derselben 

 Seite vom Nullstrich der Tangententeilung, sind also beide Visuren bei 

 einer Stammhöhenmessung Höhen- oder beide Tiefenvisuren gewesen, 

 so sind die Ablesungen voneinander zu subtrahieren; hat man aber 

 eine Höhen- und eine Tiefenvisur gemacht, was durch die Wahl des 

 Standpunktes in der Reuel anzustreben ist, so liegen die beiden Ab- 

 lesungen auf verschiedenen Seiten vom Nullstriche der Tangententeilung 

 und sind dann zu addieren. Diese Summe oder jene Differenz der 

 Ablesungen, durch welche man nur die Höhe für eine Entfernung von 

 101 > m erhalten würde, muß man schließlich durch 5, 4, 3, beziehungs- 

 weise 2 dividieren, je nachdem man die Messung auf 20, 25, Sk^, be- 

 ziehungsweise bo m Distanz von der Stammachse vornahm, um so endlich 

 die gesuchte Baumhöhe zu erhalten. 



Da an Preßler's Meßknecht die Höhen für 100 m Entfernung, also als Prozente 

 der Distanz, abgelesen werden, eignet sich dieses Instrument zur Absteckung des prozen- 

 tiscben Gefälles für minder wichtige Weganlagenu.dgl ; gleichwie bei Faustmann's Spiegel- 

 hypsometer muß in diesem Falle auf eine gestielte Zielseheibe visiert werden, deren 

 Zentrum jeweils ebenso hoch über dem Boden stellen muß, als der Augpunkt des Visierenden 

 sich über seinem Standpunkte befindet. In tranz gleichartiger Weise könnte auch die neben 

 der Tangententeilung befindliehe Gradteilung zur Absteckung eines konstanten Gefälles 

 von einer gewissen Anzahl von Graden verwendet werden. 



///. Die Okularschätzung der HoJzmasse stehender Stämme. 



Die Okularschätzung des Kubikinhaltes einzelner stehender Stämme 

 kann durch direktes Anschätzen nach Festmeter oder Raummeter er- 

 folgen. Die bei Anwendung dieser Methode erforderliche reiche Erfahrung 

 über das wirkliche Ergebnis der Messung oder Aufarbeitung einzelner 

 Bäume steht jedoch nur den direkt damit beschäftigten Personen zur 

 Verfügung, also intelligenten Holzarbeitern und einzelnen solchen Forst- 

 schutzorganen, die sich lange Zeit speziell derartigen Beobachtungen 

 gewidmet haben; schon beim Übergang in einen Forst mit anderen 

 Wachstumsverhältnissen aber werden selbst solche geübte Personen bei 

 der direkten Massenanschätzung sehr bedeutende Fehler machen. — Das 

 indirekte Anschätzen der Holzmasse eines stehenden Stammes ist 

 eigentlich nichts anderes als eine rohe Ausführung des bereits oben 

 (S. 400) besprochenen Verfahrens der Massenbestimmung nach Form- 

 zahlen, indem dabei anstatt des Messens der maßgebenden Dimensionen 

 deren Schätzung nach dem Augenmaße erfolgt. Entweder schätzt man 

 die Höhe //, den Brusthöhendurchniesser d und die Formzahl /und führt 

 die Berechnung von m = g . h . f im Kopfe oder im Notizbuch aus; oder 

 man ermittelt die Masse (entschieden rascher) mit Hüte von „Walzen- 

 tafeln", wie selbe gegenwärtig in jedem Forstkalender enthalten sind. 

 Diese Tafeln geben den Inhalt einer Walze vom Durchmesser (/ und der 

 Länge h, also das Produkt ^ . ä an, welches nur noch mit dem an- 

 geschätzten / zu multiplizieren ist, um das gesuchte m zu erhalten. 



